录波器使用说明:

1.录波器是什么

2.录波器操作概况

3.双踪示波器使用

4.信号发生器的使用

5.菜单命令详解

6.使用技巧

7.录波启动算法说明

8.编程接口

9.数据文件格式

10.疑难问题解答

版权说明


whatisit
录波器是什么:

    本软件是在Windows 9x/2000/XP环境下，一个通用的、有灵活触发算法、较强存储和存盘功能、有多种信号分析功能、能同时处理多个采样通道、任意长时间绝对不丢点的、记录式示波器。此时，计算机可以长时间、连续地记录下各通道的波形，甚至直接连续记录到磁盘中，只要您的AD板性能和计算机硬盘性能足够，并能方便地、以用户能想到的任意方式、显示任意通道、任意范围内的波形，并显示任意点的频率、AD原始值、交流有效值等计算量。本软件的特点是Windows 9x/2000/XP环境、网络远程采集、远程遥控、故障录波启动算法现场灵活组态、谱分析、直接连接MATLAB环境、数值滤波、在线滤波、在线重采样、波形灵活显示、灵活记录的全功能录波器。同时，还有一个专用版本，针对电力行业的机组、线路录波功能，实时监控发电机/变压器机组或电力线路的状态、在现场组态设置故障录波算法、以及对机组/线路故障进行在线记录、分析和归档的程序。

并且，本软件同时具备一个双踪示波器功能，在多个采样通道中以灵活的方式同屏显示一个或两个通道的结果。各通道可独立设置显示的放大倍数、偏移、交直流方式，并具有锁相、实时读数等高级功能。在这种模式下，计算机以你眼睛能适应的速度显示最新的波形。本软件就使您的PC机成为一台多功能、高性能的虚拟仪器。

本软件支持模拟量、脉冲量、计数量、开关量的采集、显示、处理，并直接支持各类热电偶信号的分析，和任意与AD值服从线性关系的物理量的正确处理。

本软件还可在内部提供仿真信号，或把以前记录的数据回放，以在实验室就可以用仿真数据、或使用现场真实数据，进行算法验证。这在使用录波器模块进行用户数据处理时，是一项强大、方便的调试、演示工具。

    本软件还具有数值滤波、数字积分与微分、波形回放、交流信号分析(滤序、谐波分析等)、信号多窗口显示、测量值组合显示报警、X－Y图方式显示等功能。如果配有专用配套软件模块(EngFRecord.DLL和SignalPrcs.DLL)，本软件还可具有多种形式的信号分析与处理功能。本软件自身含有功率谱、互功率谱、传递函数分析、相关分析、相干分析等功能；若您的机器上安装了MATLAB 5.X/6.X，还可直接把测量数据送入MATLAB环境，不但进行上述信号处理，还可让用户直接地应用MATLAB的其它各种分析功能。因此，本软件又成为一个高级信号分析仪。

    配有专门的信号发生器板(如AD2100板)，并使用本软件的专用版，本软件就可以既输出任意指定的波形(去触发、驱动外部设备)，又可采集任意波形，从而形成一个强功能的虚拟实验室。而且这是在同一个软件内实现所有这些功能。

    本软件有不同级别功能的版本，功能就体现在所需菜单是否出现。用户可按需要订购不同功能的版本。基本版本将仅含双踪示波器功能和限定记录时间的录波器功能；较高版本再增加无限制的连续记录功能、网络控制功能、数据交换的剪贴板功能、自动触发记录功能，PID控制功能；再高级的版本增加谱分析功能。另有电力行业录波专用版、减振器分析系统、虚拟实验室、组合面板显示、发动机试验平台、安全备份连续记录、海量通道(超过1024个采集通道)等专用版。以下介绍按最全功能版进行，因此这里介绍的功能在用户的版本上可能有一些不会出现。

    演示版将包含本软件的几乎所有功能，但它不从AD板采集数据，而是只能使用在内部产生的模拟波形，前三通道是指定频率的交流信号，且三通道之间相位差120，正如标准的三相交流电一样，其他通道均为锯齿波。由这模拟波形，就可演示本软件的波形显示、打印、谱分析、触发记录、网络采集及网络遥控等各项功能。而使用模拟波形的功能在标准版中同样含有，详情见"系统参数|采集板参数配置"菜单目录处的说明。

本软件还提供可嵌入用户程序的软件模块方式(FRecordCore.DLL)。把网络录波器的所有功能封装在DLL中，用户可编一个简单的界面程序，再调用DLL模块中预定义好的常用功能函数，就可以拥有网络录波器的完整功能、界面、便捷操作方式，且一切都集成在您的程序和主界面中。

并且，以本软件为基础，还可以以数据采集为基础的采集、控制、数值分析为基础的广泛的应用，比如发动机实验平台、发动机排放试验平台等，以FrecordCore.DLL为基础，用户还可以自己实现类似的功能，或委托本公司开发其它扩展功能。

在新版本的录波器中，同一套代码可支持很多功能，包括谱分析、长期连续保存、连续保存时的安全备份、数值滤波、网络功能、组合面板显示、第二波形窗口、依条件连续触发记录、历史波形回放、X－Y图显示等，这些附加的分析、处理功能的使能只需申请特殊的软件注册码即可。

录波器系列软件功能特点：

1. 通过录波器基本版，你可以得到：

•	全功能的双踪示波器：任意通道中选择显示1~2通道；支持模拟量、开关量；任意放大倍数；锁相功能；波形运算功能；波形局部细化功能；超快速波形显示；

•	虚拟方式的连续记录器：任意通道显示；多种时间尺度显示；不丢点连续采集、显示；

•	支持模拟量、开关量、脉冲量、频率、热电偶、Pt电阻等多种信号的采集、显示、处理；

•	可以进行采样数据的在线滤波功能(有限冲击响应(IIR)滤波)

•	可以进行采样数据的在线重采样功能(重采样倍数2~1000倍，可选保留1个点或平均值)

•	图形、文字方式的波形灵活表现；

•	显示波形在时间范围上连续推进、自动播放；

•	强大功能的瞬时值计算和显示；

•	支持瑞博华公司的所有采集板；灵活配置所有属性；自动记忆所有配置；

•	波形保存、重显示、剪贴板、打印机输出；

2. 通过网络录波器标准版，你可以得到：

•	具有录波器基础版全部功能；

•	任意长时间的连续记录、显示；任意通道显示；多种时间尺度显示；

•	通过注册，可实现以下各版本的所有功能或任意功能组合；

3. 通过录波器的网络支持功能，你还可以得到：

•	通过网络，遥控远程计算机上网络录波器的启动、停止、配置；

•	通过网络，实时、连续监视远程计算机的所有采集数据和过程；

•	同一程序内含服务器、用户端功能；支持1对多的配置模式；

•	支持局域网、远程拨号网络、无线网络各种网络方式。

4. 通过录波器的连续保存功能，你还可以得到：

•	在连续采集的同时，采集数据连续存储在硬盘中，最近的数据还同时、实时地显示在屏幕上；实现全功能的、数字化的、长时间波形记录器；

•	采集记录的时间长度仅受限于硬盘容量；与内存容量无关；

•	可以支持上百kHz采集率下的不丢点连续记录；

•	记录的数据可以重新调出显示、分析；

•	记录的数据可以通过第9项功能进行重放，可实现试验过程在办公室的重现。

5. 通过录波器的连续保存安全备份功能，你还可以得到：

•	在连续保存功能的基础上，对保存数据进行定时备份，即使计算机由于人力不可抗拒因素死机，记录的数据也不丢失；

•	对野外长时间记录、关键数据的记录很有意义。

6. 通过录波器的触发记录功能，你还可以得到：

•	在连续采集的同时，可设定采集信号大于、或小于某阈值时，触发自动保存功能，把触发点之前和之后指定时间长度的波形保存到文件；

•	触发条件可灵活组态；保存时间长度也由用户灵活设定；可多个触发条件同时有效；

•	开关量状态也可做为触发条件；

•	可连续触发、连续保存；支持任意多通道、高至几百kHz的采集率；

•	记录的数据可用于过后的再显示、分析、波形回放。

7. 通过录波器的谱分析功能，在安装有MATLAB环境后，你还可以得到：

•	对采集的数据、保留的历史数据，可直接进行相关分析、谱分析等各种谱分析功能；

•	还可直接送到MATLAB环境，通过任意MATLAB命令进行进一步的分析、处理。

8. 通过录波器的数值滤波功能，你还可以得到：

•	对记录的采样数据，可进行中值滤波、低通、高通、IIR滤波、数值积分、数值微分等数值分析、滤波处理；

•	数值滤波后的数据可以同屏与滤波前的数据进行对比、比较、分析。

9. 通过录波器的历史数据回放功能，你还可以得到：

•	对触发记录、连续保存、手动保存的历史采样数据文件，通过历史数据回放功能，可以逐块地由录波器软件象采集真实数据一下，重新由录波器软件显示、处理；由此可以重现试验过程、检验录波器的各种功能、验证用户的各种设置，如触发条件等；

•	没有历史数据文件时，录波器能产生周期性仿真波形，以考验录波器的功能，正如录波器演示版；

•	在录波器软件模块方式中，用户可以进一步对录波器软件采集的数据进行进一步分析、处理，历史数据回放功能能让用户在试验前就调试程序、在试验后反复用试验数据验证、改善算法，即用实际数据仿真试验，减少试验成本、重现关键试验的过程。

10. 通过录波器的组合面板显示功能，你还可以得到：

•	在采集的同时，不但可以以曲线方式观察采集结果，还可以以显著的大字体表格方式观察采集结果，便于在试验现场、远距离观察汇总的结果；

•	显示窗口的大小、字体大小、显示项目的数量和内容，用户自由设定；

•	可显示采集的最新值、平均值、最大值、最小值；

•	可设定报警条件，显示值达到报警条件时，显示内容变色报警，更直观、高效。

11. 通过录波器的第二波形窗口功能，你还可以得到：

•	在录波器的标准功能中，您已经可以灵活地选择显示任意通道、任意时间范围、任意放大倍数，在第二波形窗口，您还可用类似方式、选择采集波形的另一套独立的显示视图(通道、时间范围、放大倍数)，因此，可以以多视角同时观察采集波形；

•	第二波形窗口也是实时、连续、快速的。

12. 通过录波器的X-Y图显示功能，你还可以得到：

•	标准录波器功能是显示多个通道随时间变化的波形，X-Y图在新的窗口以任一通道采集结果为X轴、其它任意通道为Y轴，显示各通道之间的相互关系；

•	在示波器和录波器方式下均可使用X-Y图功能；

•	X-Y图是实时、连续显示的；

•	可同时显示多个X-Y图；

•	X-Y轴的范围、放大倍数可任意指定。

13. 通过录波器的定时记录功能，你还可以得到：

•	自动在每天的固定时刻、或每小时的固定时刻、或每分钟内的固定时刻开始保存指定时间长度的采集波形；或每过指定时间长度就周期性地保存指定长度的采集波形；

•	可同时定义最多10个不同的定义，满足您的各种要求；

•	具有连续保存的安全备份功能时，还可在记录时进行安全备份。

14. 通过录波器的内置FFT分析功能，你还可以得到：

•	您的机器上不需要安装MATLAB环境，就可以进行基于FFT的各种谱分析；

•	在示波器模式下，在实时显示采样波形的同时，对当前显示通道、显示时间范围的波形进行实时谱/相位/相关分析；

•	在录波器模式下，可设定实时谱分析，或采样停止后，对当前显示通道、显示时间范围的采样数据瞬时进行谱/相位/相关等分析；

•	可对多通道同时进行谱分析，同时显示多通道分析结果；

•	谱分析图形可拷贝、编辑。

15. 通过录波器的OEM功能，你还可以得到：

•	可以提供不带瑞博华公司标记的录波器版本，供用户二次开发、系统集成、以自主商标进行销售、推广。

16. 通过录波器的软件模块功能，你还可以得到：

•	以DLL方式的软件模块提供以上录波器全部功能；

•	用户编制简单的程序就可实现强大的数据采集、处理、显示程序系统；

•	用户可在线地对采集数据进行进一步分析、处理、保存，编程框架十分灵活、方便，可实现许多功能，采集、显示、处理、数据吞吐量等性能十分强大；

•	可用C/C++、VB等编程环境。

17. 通过录波器的电力系统专用功能，你还可以得到：

•	具有录波器的全部功能，具有触发记录、网络功能；

•	具有专门针对电力系统机组录波的二十多种录波算法(触发记录)；

•	具有针对电力系统的多种专用分析工具(滤序、谐波、有功无功分析等)；

•	能对录波算法的触发情况进行重新分析、定位的分析功能；

•	有专门的录波控制面板。

18. 通过录波器的信号发生器功能功能，你还可以得到：

•	具有录波器的全部功能；

•	使用专用的信号发生器板，能指定产生各种形式、频率、幅度的波形；

•	波形产生和波形采集可同时进行。

19. 通过高精度AD(超过16位)的录波器版本FRecord32，你还可以得到：

•	具有以上各版本的所有采集、分析、记录、显示功能；

•	支持超过16位(直至32位精度)精度的AD转换器(需专门的硬件和驱动程序支持)；

•	可以支持板内的程控放大器的透明使用；

•	可以支持高精度采集模块。

20. 通过录波器的减震器分析功能，你还可以得到：

•	具有录波器的完整功能；

•	具有专门针对汽车减震器试验的激励、采集、计算、分析的功能；

•	具有自动试验的功能、产生试验报告的功能。

21. 通过录波器的发动机试验平台功能，你还可以得到：

•	具有录波器的完整功能；

•	具有汽车发动机试验的完整功能；具有友好、直观的界面；

•	具有完善的试验过程编制、自动试验过程和管理、手动自动无缝切换的功能；

•	具有高性能的实时PID控制功能；

•	具有强功能的试验报告、发动机特性曲线、万有特性曲线功能。


overview
录波器操作概况:

    本录波器的操作主要依靠菜单命令和鼠标右键操作。最常用的功能还有快捷的工具条按钮对应。录波器的主要操作过程为：

  1. 先用菜单命令�系统参数|采集板参数配置�设定AD采集板的硬件配置(AD板IO基地址、IRQ、内存基地址(此三项对PCI类型的采集板可任意设置，系统将使用Windows PnP系统自动分配的合适的值)、采样频率、采样数据块的长度等)，再用菜单命令�系统参数 |通道属性设置�设定监视多少模拟量、多少开关量、各通道的名称、工程量单位和转换系数等，再用菜单命令�系统参数 |录波器设置�配置录波器的内存缓冲区大小、手动触发故障的长度等参数。菜单命令�系统参数 |记录启动算法设置�设定在连续监测状态下计算机根据所测量的性质自动进行记录(录波)的方式，菜单命令�系统参数|配色方案�设定屏幕上各通道图形显示的颜色、屏幕及打印机字体等。设置一次后程序会记忆您的参数设定。并且可以使用� 系统参数|当前配置信息存文件�菜单命令把这些配置信息存入备份文件，并由�系统参数|从文件读取配置信息�菜单命令从备份文件中启用预定义好的配置。

  2. 用菜单命令�动作|启动录波器�使录波器进入实时监控、记录状态，之后可用菜单命令�动作|停止录波器�停止。此功能有工具条按钮(第一个按钮)对应。通过菜单命令�动作|实时监控波形�可打开或关闭在屏幕上以图形或文字方式实时观看线路波形的功能。

  3. 在录波器方式下，在监控波形的同时，一旦任意线路或采集通道上出现故障(如某通道采集的信号过大或过小)，录波器将把故障期间和起点之前的一段时间内的波形记录到按故障发生时刻编号的文件中，同时波形显示自动切换到固定的当前故障波形的显示，而不管以前是何种显示状态。触发条件、记录时间长度由�系统参数|记录启动算法整定�菜单命令进行灵活组态、设定。并可通过菜单命令�动作 |设置故障�手动模拟一个故障，故障时间长度在菜单命令� 系统参数|录波器设置�中指定。

  4. 在录波器方式下，在监控、显示连续波形的同时，通过在� 系统参数|录波器设置�中指定“连续记录到文件”，就可以连续不断地把波形记录到磁盘文件中(记录时间和数据容量由� 系统参数|录波器设置�中“处理块上限”指定，因此其上限仅受磁盘容量限制，而与内存大小无关。当前屏幕上显示的波形仅为最后记录的部分，因为内存中仅以先进先出的缓冲区方式保存最新波形)，此记录文件和通常的故障记录文件一样，可以随后打开浏览，或进行波形回放。为保证连续记录时的性能(如不丢失数据)，在很高采集频率时最好关闭实时波形显示功能(不选中菜单�动作|实时监控波形�)，并且最好不要同时使用故障记录功能(因为磁盘操作需要大量的CPU时间)，且在� 系统参数|采集板参数配置�中设置较大的“中断缓冲区数”，在� 系统参数|录波器设置�中设置较小的“内存缓冲区块数”。在安全记录版本中，还可以指定一个备份文件，每过指定的备份时间后，把连续记录的采集文件备份到备份文件中，以防止长时间记录过程中，即使由于断电等原因造成计算机停机，这之前记录的数据还是有效的。

  5. 在任意时刻，都可通过菜单命令�历史数据管理|选故障事件�选定以前记录的故障波形，显示在当前屏幕上，并可由各种菜单命令进一步分析各种故障性质。在由触发算法触发故障记录时， 在显示历史故障波形的同时，后台仍在持续进行实时监控波形，并能连续触发记录今后所发生的故障，只是若要显示实时波形，需再用菜单命令� 动作 |实时监控波形�，这自然要取消历史故障波形的显示，而且，要先显示故障波形，然后才能进行故障分析，即监控实时波形时，就不能进行故障分析。

  6. 本录波器支持网络远程采集和远程遥控。在现场，采集计算机从AD板采集各线路的波形时，通常选用菜单命令�网络|脱机工作�设置单机工作方式。为支持网络采集，用菜单命令�网络|作为现场采集站�，使此机器作为采集服务器，把采集的波形通过广泛采用的TCP/IP协议传送给远程计算机。在远程控制台，运行同样软件，只是通过菜单命令�网络|作为远程控制台�，就可从指定的现场采集站上取得线路波形数据，开始取数和停止取数也通过�动作|启动录波器�和�动作|停止录波器�来实现，不过这时不是对本机的AD板进行操作，而是对远程计算机上的AD板而言。其余的所有操作都完全一样。另外需要专门指出的是，一个现场采集站可支持任意多个远程控制台同时取数。一台机器也可同时运行本软件的多个实例从而可监控多个现场采集站的波形，各个实例可通过菜单命令�系统参数|定制窗口标题�设置成不同的窗口标题以便进行互相标识。

    而远程遥控功能是指，对无人值班的现场采集站，可在遥远的另一个地方，通过网络，设置现场采集站的各种参数，实现启动或调整录波器的运行等操纵，就象操作人员在现场一样。

  7. 在以录波器方式进行采集的过程中，除了在主窗口中可以任意方式、任意通道、任意放大倍数显示采集波形外，当前采集结果还可在第二个波形窗口中以不同的时间尺度、通道范围、放大倍数下同时显示，波形选择方式和功能与主窗口的相同。同时，在组合显示录波器版本中，采集结果还可以在组合显示面板中以任意大小的文字进行显示，并可设定报警条件，在信号满足设定条件时，改变显示颜色，从而为工业现场远距离观察采集结果提供方便。而且，显示格式、内容、数量、报警条件等，都可以由用户灵活设置。

  8. 对于记录保存的采集结果文件，可以在任何时候重新打开，浏览其内容，并可送入MATLAB环境进行谱分析、相关分析等。或者直接进行数字滤波、数值积分或微分等运算。采集结果和分析结果还可以以图形、文字、文本文件方式保存，供Word、Excel等程序使用，以便形成报告、或进一步分析。

  9. 对于在现场记录、保存的采集数据文件，为了验证用户对数据的处理算法，比如触发记录条件、或别的分析功能(如基于录波器软件模块FRecordCore.DLL开发新的记录、处理、控制程序时)，可以通过�系统参数|采集板参数配置�菜单命令，在�使用虚拟AD板�选择栏处，用鼠标右键菜单，选中�以前记录的数据�，则可以通过录波器回放此记录的波形，相当于在计算机上重新进行原试验，从而可多次检验用户的数据分析算法，而省去多次做试验的代价和不可重复性。


skill
使用技巧:

   1. 录波器的系统参数中有几个是特别关键的。为了AD板正常工作，必须(在菜单"系统参数|采集板设置"中)正确设定IO基地址IOBase、内存地址PhysAddr、使用的中断号IRQNum，这些随不同的板、AD板上不同的硬件跳线是不同的，具体设置注意事项要参考AD板使用说明书。AD板的另外重要参数是采样频率FrqSamp(多通道采集时每通道的实际采样频率ChnFrq可能不同于此名义采集频率)、采样通道数NumChn、每通道(每块)采样数NumSamp。而在通道属性配置方面(在菜单"系统参数|通道属性配置"中)，模拟通道数加开关量的组合等于AD板的采样通道数。这些要互相匹配、统一。在录波器设置方面，内存缓冲区块数(MaxBlock)指的是内存中存放的当前时刻以前采集的波形数据的块数，每块为AD板设置的所有采样通道、每通道采样数(每块)；故障长度指的是手动触发故障记录时要记录的故障波形块数(存放时还要保存触发点以前的一个采样块)；保留的最大文件数是指在当前目录下保留的故障文件数目，故障记录时发现故障文件太多时将把最旧的故障文件删除(文件名中有时间信息)。

    AD板参数中起始通道数BegChn和总通道数NumChn的设置有一些规则，且要与通道属性设置中的一致。在�系统参数|通道属性配置�中，设置模拟通道数Aanolg_Num、开关量个数SW_Num。    采集板参数与通道属性配置的关系是：(SW_Num+15)/16+Analog_Num应等于AD板采样通道数NumChn，AD板支持开关量时BegChn应等于Analog_Num。也就是说，在NumChn个通道中，从通道0至通道Analog_Num-1为模拟量，在这之后就为开关量，且每一位(每模拟通道应有16位)对应一个开关量通道。对有些AD板，它不带开关量采集功能，这时，在单通道采集模拟量时，BegChn指实际单通道采集的是第BegChn接线端子上的信号，多通道时，一般BegChn没有意义(具体情况要参阅具体AD板的使用说明)。另外，在�系统参数|通道属性配置�中按�确定�键时，程序内部将自动根据通道属性配置中的值修改采集板上的BegChn和NumChn，即最终要按通道属性配置时设的系统参数。

   2. 录波器的工作方式是，AD板在后台连续采集模拟量和开关量，录波器取出AD采集结果，分析是否发生故障，若是(即满足记录触发条件)，则把故障时刻前后的数据存盘，同时，若要求显示实时波形，则在屏幕上按图形或文本方式连续显示实时波形数据。为了得到更好的性能，特别是不丢失AD采样数据，有如下注意事项：在配置AD采集板窗口中，应把中断缓冲区数NumBuf设为一个较大的值(如5~10)，以便前台程序做较长时间的处理时，AD采集板有足够的缓冲区而不丢数据；由于图形显示要花费较多的CPU时间，特别是一屏显示较多采样点(每通道最多可到MaxBlock*NumSamp个点，如MaxBlock=200、NumSamp=1000时，共200000点)时，因此，在录波时，尽量不要实时显示波形(可在任何需要的时候通过菜单命令"动作|实时监控波形"允许或关闭实时波形显示)，或每屏仅显示较少的采样点(通过鼠标右键点击图形区下边的水平卷滚条，在弹出式菜单"X方向展开系数"来设置X方向展开倍数)，并最好在菜单命令"显示|瞬时标线显示"关闭瞬时标线显示瞬时点值的功能。若AD采样数据有丢失，显示的波形将不连续，这时在运行日志中将会有提示，因为每块采样值前均有一序列号，没数据丢失时，此序列号顺序加1，因此程序能将根据序列号是否出现间断而判断是否出现AD采样数据丢失的情况。

   3. 本录波器显示的信息主要有三类：图形方式的波形、表格方式的文字波形数据、录波器工作日志记录报告，三类信息可通过�显示�菜单中相应项来切换，也可直接点击显示区域的外框进行顺序切换。在图形方式显示波形时，�显示�菜单中有多种显示选项，通过图形区下边的水平卷滚条可在整个内存缓冲区包含的范围内选择显示范围；右上方的垂直卷滚条在直流耦合模式下改变各波形曲线的垂直位置(Y方向偏移，即改变零点)，右下方的垂直卷滚条改变显示的通道(若屏幕上仅显示了多通道中的一部分通道的话)。鼠标右键点击图形区下边的水平卷滚条，将出现弹出式菜单，来改变X轴的展宽比例；鼠标右键点击右上方的垂直卷滚条，出现的弹出式菜单可设定交流耦合(隔直)或直流耦合模式，右下方的垂直卷滚条上鼠标右键操作改变Y轴的放大倍数。

  4. 当前屏幕上显示的图形和表格中的全部内容可通过菜单命令�文件|拷贝图形于剪贴板�等拷入剪贴板，以便和Word、Excel等程序交换数据。

  5. 在波形显示时，可通过菜单命令�显示|瞬时标线显示�来实时显示两点的信号值。通过在图形上点击鼠标左键，可把距离最近的一条时标线移到当前鼠标位置，通过点击瞬时值文字框可微调时标线位置，用鼠标右键位置增(向右移)1点，用鼠标左键位置减(向左移)1点。显示瞬时值的类型，可通过鼠标右键点击瞬时值标签的弹出式菜单命令来选择。显示瞬时值时，水平卷滚条右键有弹出式菜单命令"显示两标线之间"，直接把两时标线之间的波形放大到全窗口。

  6. 在录波器设置窗口(通过菜单"系统参数|录波器设置")中，有一特殊的选项，即启动时自动启动录波器，它让本软件在启动时自动启动录波器进行采样。

  7. 本软件等同于一个带存储和存盘功能的多通道记录示波器。这时。上面的录波器术语和下面的示波器术语等价：

     录波器－－记录示波器

     线路  －－通道组

     线路相数 －－通道组内通道数

     故障数据 －－历史数据

    而且在记录示波器方式下，可把任意的通道归入任意通道组中(但每通道组最多只能有4个模拟量通道)，并可为每通道指定不同的变换系数和单位量纲。

  8. 本软件可支持瑞博华公司出品的各类AD板。且录波器中所做的各种选择和参数系统会自动记忆，且和AD板相关的参数将依据不同的板分别存放而互不影响。

  9. 本软件同时支持几种工作模式：网络录波器和记录示波器(使用驱动程序ADCard.DLL)，并可以支持(缺省时不支持)PID控制器(使用驱动程序ADCtrl.DLL)。为了使用不同于缺省设置的模式，可以通过命令行参数改变模式，可用的命令行参数有：

    -F或-f或/F或/f：录波器方式

    -R或-r或/R或/r：记录示波器方式

    -P或-p或/P或/p：使能PID控制器(使用驱动程序ADCtrl.DLL)

    -A或-a或/A或/a：屏蔽PID控制器，使用纯AD方式(使用驱动程序ADCard.DLL)。

    -S或-s或/S或/s：使用谱分析功能，要求存在专用谱分析模块SignalPrcs.DLL。

    -C或-c或/C或/c：清除录波器在Windows注册表中记忆的各种值，以便恢复到初始的、缺省的值，用于系统方式未知错误时恢复正常功能时使用。

    -G或-g或/G或/g：在许多版本中，在通常情况下，将不允许一般用户随便修改系统的配置参数；只有管理者使用此开关启动本程序，才能修改系统的配置信息。

    -L或-l或/L或/l：在有些版本中，缺省情况就允许一般用户随便修改系统的配置参数；通过此参数可关闭任意修改配置的功能，保护配置参数免遭随意破坏。

    -V或-v或/V或/v：在许多版本中，系统的正常使用需要输入厂家给定的注册码，或重新更换新的注册码(以使能新的分析功能)，待软件注册成功后，注册菜单命令将隐藏。若需要重新输入新的注册码，这时，需要在命令行使用此参数，以便显式地显示出软件注册菜单。

这几种工作方式基本功能相同，但各自有一些特殊的功能，如录波器支持故障分析功能，PID控制器支持PID控制参数的设置(实际上底层还采用不同的驱动程序)，从而菜单项可能有所不同。

许继集团专用机组录波器版本不使用如上参数，而且内部使用专用的AD板驱动程序XJRBH.DLL(具体参数、具体支持的功能参见随机技术手册)。

  10. 使用PID控制器方式(使用驱动程序ADCtrl.DLL)时，若不在"系统参数|PID参数设置"中实际使用(激活)PID控制器，则本程序的使用和常规录波器或记录示波器一样。激活PID控制器后，PID控制器输出的DA控制变量将放在AD采样通道的头几个通道，实际的AD采样值在其之后，这需要特别的注意，细节可参考实际控制板的软件使用说明中的详细介绍。

  11. 在有些AD卡中，它们不但支持AD、开关量，还支持计数通道或任意整数类型（统称为原始值）的通道，而且在驱动程序中把它们与AD等同对待。为了在程序中能正确地处理AD值和计数值、原始值，在"系统参数|通道属性设置|模拟量通道"中，要明确的区分AD通道(直流或交流)和计数通道、原始值通道、补偿型或非补偿型J、K型热电偶、Pt电阻等类型的信号。但由于计数值和原始值的范围与AD值（比如12位AD的范围位0~4095）不同，在文本方式显示和图形方式的瞬时值显示时能正常显示。但为了用波形图形方式（按缺省按AD值进行处理）正常显示完整范围，需要在通道属性配置中设定其显示范围，方法是修改“显示放大倍数”，使原始值的最大值乘上显示放大倍数与AD值的最大值相当，同时，在GRID控件的上方显示当前通道的属性时，会显示出当前设定的显示放大倍数下计数通道和原始通道的原始值范围。具体情况还可见"系统参数|通道属性设置|模拟量通道"中的说明。

  12. 关于长时间数据的压缩记录。在记录时，本软件可指定要记录触发点前的数据长度、触发点后的记录长度，并支持长时间缓慢变化数据的压缩记录。压缩记录的方式在"系统参数|通道属性配置"菜单命令中针对每一模拟量通道和开关量通道分别设置：对模拟量通道，可为记录"区间交流有效值"(采用12点Fourier算法计算)、"区间中点值"、"区间平均值"、"区间最大值"、"区间最小值"、"区间最大最小值"(交替记录最大值或最小值，从而可记录信号的外轮廓线)等几种方式；对开关量通道，可为记录"区间中点值"、"区间低电平"(对区间各点用"与"运算得到)、"区间高电平"(对区间各点用"或"运算得到)、"区间上升沿"(区间内有上升沿时记1，否则记0)、"区间下降沿"(区间内有下降沿时记1，否则记0)、"区间最大最小值"(交替记录最大值(高电平)或最小值(低电平)，从而可记录信号的外轮廓线)等几种方式。并可在"系统参数|录波器设置"菜单中显式指定压缩倍数("区间交流有效值"方式时"压缩倍数"将自动调整为大于"每周波采样点数")。在手动触发记录时，将记录触发点前的一个数据块，触发点后的非压缩记录块数和压缩记录块数在"系统参数|录波器设置"设定；在根据采样数据自动触发时，记录的触发点前时间长度、触发点后非压缩时间长度和压缩记录的时间长度将分别在"系统参数 |通道属性|开关量通道"中和"系统参数 |记录启动算法设置"中指定。注意：对指定的时间长度，程序内部将进行调整，调整的原则的是：记录时间将向上调整到整个采样块，但总记录时间将不超过"系统参数 |录波器设置"中设定的内存缓冲区块数所容纳的上限，具体时间可查看记录文件中的值。并且，在压缩记录时，要求每块采样数据的长度(在"系统参数 |AD板设置|每通道采样数(每块)"处设置)为压缩倍数的整数倍，且"区间交流有效值"时压缩倍数应保证大于每周波的采样点数(见"系统参数 |通道属性设置")，否则对压缩部分不记录。

    在显示压缩记录的数据时，其时间刻度标线将有绿色变为紫红色。并且对压缩部分的数据将不能用瞬时方式显示交流有效值、频率、各次谐波等量。


WaveGen
信号发生器的使用:

    若安装了带信号发生器功能的AD板(如瑞博华公司的AD2100)，且使用的是瑞博华公司的"虚拟实验室"版本，则通过菜单"显示|信号发生器面板"可进入信号发生器/波形设计控制中心，由用户任意地设计并输出所需要的波形，如正弦波、方波、三角波或随机信号。

    信号发生器的工作原理是：对每一通道的信号，板上有一波形缓冲区(对AD2100板，缓冲区长度为128K个点)，存放用户设计的波形数据，然后，这些波形数据按指定的"系统参数|推进频率"通过DA芯片输出，输出的信号再经过一"程控放大"控制其幅度，并可选通过一低通滤波器对信号进行滤波。

    通常的工作流程是：

      首先，选择"系统参数"面板，设置"推进频率"SampFrq，通常可选择一较大的值，如1MHz；

      其次，再选择"设置通道1波形"或"设置通道2波形"面板，设置每通道的具体波形，如信号类型(可选直流、M-序列随机信号、高斯正态分布的随机信号、正弦波、方波、三角波等)，再对每类型的波设置其具体属性，包括频率、幅度等。对于信号频率，它指的是：把缓冲区的波形设计成整数个(即名义参数中"块内循环次数"M个)重复的子波形(如一个周期的标准正弦波)，把整个缓冲区波形按"推进频率"循环输出时的，信号的实际频率SignalFrq。设计面板上自动在(实际参数)"信号频率"与(名义参数)"块内循环次数"之间转换，它们之间的关系为：SignalFrq= SampFrq*M/BufLen，其中BufLen为缓冲区的大小，对AD2100来说BufLen=128K=131072。信号的幅度，名义参数的幅度是以DA输出原始值为单位的，范围在0~255(对于8位DA)或0~4095(对于12位DA)，实际参数的幅度是再经程控放大后的实际电压值，它们之间的关系是：在程控放大为最大倍数时，DA=0(最小值)意味输出电压-10V，DA=255(或4095，最大值)意味输出电压+10V，名义参数和实际参数也是自动转换的，并且是根据当前的程控放大的设置。

      接着，选择"产生"命令按钮，就按设计参数生成波形数据，并自动在"浏览波形效果"面板中观看设计的波形。改变"推进频率"或任意通道的程控放大倍数时，效果均会自动反映在"浏览波形效果"面板中。

      这时，可以用"输出"命令按钮，把显示在"浏览波形效果"面板中的波形从板上实际输出，同时可启动示波器或录波器来观察输出波形。

      同时，可以用"禁止"命令按钮，把禁止信号发生器板输出，即输出为0V。

      另外，通过"存入"命令按钮，可把当前设计的波形存入文件，以后再通过"读出"命令按钮读入，或由用户编制的应用程序使用。波形文件的具体格式可参见随机所带工具程序FromFile.c的源代码(VC下Console程序)，它就能直接读通过"存入"命令按钮保存的波形文件，并从信号发生器板上输出。

      因此，用户也可按照如上设计过程和FromFile.c的示例，自己设计想要的任意波形，自己从信号发生器板上输出(调用驱动程序ADCard.Dll)，或按规定格式存盘后通过本程序"读出"命令按钮读出、输出。


menu
菜单命令详解:

    本程序有较多的菜单命令，但它们都按功能分成几组，其名称都有较直观的含义，以方便用户使用。有些菜单命令将根据程序的不同运行状况具有不同的名称，有时甚至会被隐藏起来。详细的菜单命令如下(其中，1～7项是在主菜单上，第8项是通过鼠标右键点击图形区下边的水平卷滚条而出现的弹出式菜单，第9项是通过鼠标右键点击图形区右下边的垂直卷滚条而出现的弹出式菜单，第10项是通过鼠标右键点击图形区右上边的垂直卷滚条而出现的弹出式菜单)，第11项要用鼠标右键点击瞬时值标签而弹出，第12项用鼠标右键点击图形区时弹出，分别设定瞬时值标签颜色、图形区本底色等属性：

  1. "文件"菜单

  2. "动作"菜单

  3. "历史数据管理"菜单

  4. "显示"菜单

  5. "系统参数"菜单

  6. "网络"菜单

  7. "帮助"菜单

  8. X方向展开系数 弹出式菜单

  9. Y方向放大倍数 弹出式菜单

  10. 交/直流方式 弹出式菜单

  11. 瞬时值类型 弹出式菜单

  12. 图形属性 弹出式菜单

  13. 工具栏


oscil
双踪示波器使用:

    双踪示波器作为本软件的一个专用功能，在设置好AD采集板参数、模拟通道数(通过"系统参数|通道属性设置"菜单)后，就可用�动作|启动双踪示波器�菜单命令启动。通过专用的双踪示波器操作面板，就可方便地实现常规示波器的各种功能，且锁相、读数、容量、速度、精度等方面远胜过常规示波器。双踪示波器显示的两通道中的任一个都可为录波器定义的所有模拟通道中的任一个，从而为分析多个信号提供方便。

    在双踪示波器方式下，屏幕显示的是瞬时波形，并以您指定的速度刷新屏幕波形。对于有规律的、或周期性的信号，本软件有五种锁相方式，让您更清楚、稳定地观察到波形。根据需要，锁相点可设为第一个上顶点、或下顶点、或高于指定电平、或低于指定电平的点，阈值电平可通过垂直卷滚条选择，或在文本框中直接输入。或从根本上屏蔽锁相功能，从而看到最原始的信息。为了支持锁相功能，波形显示在X方向应展开，即能在所有采样点中自动从符合锁相条件的点开始显示。在波形有毛刺时，上顶点或下顶点锁相方式可能会效果不太理想。在双踪示波器方式下，仅显示一个采样块(NumSamp)的波形，而在录波器/记录示波器方式下，同时可显示MaxBlock*NumSamp个采样点。也就是说，录波器有长时间记录功能，而双踪示波器没有长时间记录功能，而只保留瞬时采样块。

    在工具面板上，可分别选择单通道或双通道方式。对每一通道，可从AD板采集的多通道中任选一个，并指定放大倍数、Y向偏移、直流耦合/交流耦合/地方式。并可设置工具面板是否浮动在所有窗口上，并任意设定屏幕图形刷新周期。

    选中"度量|时间"或"度量|电压"时，将在图形显示区中显示水平或垂直的刻度线，并在窗口底部状态条中显示两标线之间的时间差(反映频率)、电压差值。

    若选中"局部细化"，则在当前屏幕上直接显示两时标线之间的波形，以便用户能既能看到波形的全局，又能展开观察局部波形，当然这时要求显示时标线。而选中"波形叠加"或"波形相减"时，则把双踪信号按屏幕上的显示比例进行相加或相减后以不同的颜色在屏幕上显示出来。这些功能在基础版中将没有。

  在具有X－Y显示功能的版本中，改变擷-Y图�选择按钮时，可选择显示或关闭擷-Y图�显示功能窗口。显示擷-Y图�窗口也可以通过�显示|显示X-Y图�菜单命令实现。


api
编程接口:

    本软件作为Windows 9x环境下通用示波器软件，提供二次开发环境，使用户的程序直接挂接在本程序上。实际上，本软件作为OLE Automation Server，可由用户程序启动本程序，并设置或取得本程序的各种系统参数，并直接控制本程序的运行。并且，本录波器还有专门的DLL版本(FRecordCore.Dll)，用户可以很方便地把本录波器的完整功能包含在自己的程序系统中，既保证了采集系统的性能、功能，又减轻了用户在底层数据管理和硬件特点管理的负担，和编程难度，请看专文介绍和使用事例源代码。OLE Server的注册名称为：FRecord.FaultRecorder，提供有如下属性(Property)和方法(Method)：

属性：

ADCardName: String [in,out]:	系统安装的AD板的名称

IOBase: short [in,out]:	AD板的IO基地址

IRQNum: short [in,out]:	AD板使用的IRQ号

PhysAddr: long [in,out]：	AD板使用的物理地址基值

FrqSamp: long [in,out]：	AD板设置的采样频率（单位：Hz)(每通道的实际频率要看ChnFrq的值)

NumSamp: long [in,out]：	AD板每块采样数目(各通道)

ChnFrq: float [out]：	AD板实际每通道的采样频率(Hz)

BegChn: short [in,out]:	AD板采样起始通道

NumChn: short [in,out]：	AD板总采样通道数

VMax: float [out]：	AD板+5V值对应的AD采样值

VZero: float [out]：	AD板0V值对应的AD采样值

MaxBinChn: long [out]：	AD板支持的最大开关量通道数

Total_Line: long [in,out]：	录波器总线路数

Analog_Num: long [in,out]：	录波器总模拟通道数

SW_Num: long [in,out]	录波器总开关量通道数

MaxBlock: long [in,out]：	录波器内存缓冲区块数

FaultBlock: long [in,out]：	录波器模拟故障的长度(单位：块数)

FileNum: long [in,out]：	录波器保存故障数据时保留的最大历史文件数目

SampStatus: int [out]：	录波器是否处于记录状态的标志(0/1：非记录/记录)

SeqNo: short [out]：	录波器的采集的AD数据序列号

HasContent: short [out]：	录波器是否保留有有效AD采集数据的标志(0/1:无/有)

方法：

StartFRecord()： 启动录波器

StopFRecord()： 停止录波器

StartOscil()： 启动双踪示波器

StopOscil()： 停止双踪示波器

DoServer()： 让录波器处于现场采集站方式(服务器)

DoClient(WideString ServerIP)： 让录波器处于远程控制台方式(客户机)

DoAlone()： 让录波器处于单机工作方式

GetBlockString(WideString * str)： 按字符串方式取一AD采样块数据;

GetOneValue(int * ADValue, int  iChn, int iPoint)： 取第iChn通道、第iPoint点的AD值于ADValue中;

RegisterEvent(int EventNum, int Handle,long wMsg0, long wParam, long lParam)： 注册一回调函数，录波器每采集一块时给用户程序发送此信息(EventNum:0~3，Handle=0或wMsg=0就屏蔽此消息);

    使用范例请参见C++ Builder下的示例程序ToFRecord和VB下的示例程序VBToFRecord.


database
数据文件格式:

    在录波器/记录示波器方式下，在波形满足触发条件，或手动点击“触发记录”菜单或命令按钮，将把指定长度的波形存入文件，或者，在停止采样后，按“文件|当前缓冲区存盘”菜单命令，把当前缓冲区的所有波形存入文件。这样，用户就可以从文件中读出AD采样结果，并对采样结果进行离线处理。波形文件的格式定义如下：

    首先，是如下格式的文件头(注：此结构采用按4字节对齐的格式进行编译(VC下要用Zp4编译开关，C++Builder缺省就按4字节对齐)，而且类型int指32位整数)：

struct FRecordHdr {

   char ID[2];   //= "FR"

   short NumChn;  //总AD通道数

   int Total_Line,Analog_Num,SW_Num,NumSamp;

        //总线路/组数、模拟通道数、开关量数、每块采样数

   float ChnFrq;  //每通道实际采样率

   int ADBit;    //AD芯片的位数

   double FaultStart;  //触发记录点的时间

   int FaultBlock,FaultOffset,FaultCounter,BufSize;

       //触发点所在块、触发点在块中偏移量、总块数、数据区字节数

       //       BufSize   = FaultCounter*NumSamp*NumChn*sizeof(WORD)

   int CompressRatio,CompressType,CompressBlock;

       //压缩记录时压缩比,压缩记录类型(0=周波平均值,1=每CompressRatio点重采样1点,

       //                             2=每CompressRatio点的平均值)

       //含的压缩记录块数

   int IdBreak;  //记录过程中AD采集数据是否有丢失的标志: 0:无,1:可能有

   int FaultTriggerType,Trigger_Channel,Trigger_AlgorithmNo,Trigger_AlgorithmType;

          // FaultTriggerType: 0:手动触发, 1:开关量通道触发, 2:模拟量通道触发

          // Trigger_Channel: 触发的采样通道

          // Trigger_AlgorithmNo:触发依据的启动算法编号

          // Trigger_AlgorithmType: 触发依据的启动算法类型

};

    然后顺序存放FaultCounter块、每块NumSamp个、共NumChn通道的采样值，均为偏移二进制的AD采样值(8位、12位或16位整数，占16位无符号短整数的空间。对于ADBit>16的高精度AD版本，采样值将采用32位无符号整数表示)。

    然后，保存当前采集状况下所用详细配置信息结构，其大小可通过菜单命令�系统参数|当前配置信息存文件�产生的配置文件大小得知。

    最后，保存用户自定义的文本信息(字符串，各行间用"\r\n"(换行、回车符)隔开)，如实验条件、目的等，可在用户手动保存信息时在文本框中随意输入，存放格式是：先是4字节的字符串长度，然后是字符串本身。

文件的具体格式，可见更详细的技术文档介绍，或参考如下示例代码：

    struct FRecordHdr FRecordHeader;  //简单配置信息

    struct structFRecordConfig CurConfig;  //详细配置信息，详细定义见编程的头文件，

     FILE * s1=fopen(FileName,"rb");  //以二进制方式打开文件

     fread(&FRecordHeader,1,sizeof(struct FRecordHdr),s1);  //文件头

//分配AD值缓冲区

     WORD * FileBuf = (WORD *)malloc(FRecordHeader.BufSize+sizeof(WORD));

        //读AD值到缓冲区

      fread(FileBuf,1, FRecordHeader.BufSize,s1);

       //读详细配置详细

       fread(&CurConfig,1,sizeof(struct structFRecordConfig),s1);

      //读用户自定义说明信息

     int UserInfo_Len;

        fread(&UserInfo_Len,sizeof(int),1,s1;

         if(UserInfo_Len<0) UserInfo_Len=0;

          if(UserInfo_Len>0) {

             char * TmpBuff = (char *)malloc(UserInfo_Len+1);

             fread(TmpBuff,1,UserInfo_Len,s1);

             TmpBuff[UserInfo_Len]=0;

         }

其中，详细配置详细的定义如下：(注：对于通常版本，编译开关NewDB是不生效的)

       （技术细节：32位C语言(int==long)，数据采用DWORD对齐模式）

#define MAX_LINES 256   //某些版本可能为100，101，512，192

#define MAX_SW 192       //某些版本可能为64，1024

#define MAX_ColorNum 72

#define MAX_StartAlgorithm 60

struct structFRecordConfig {

#ifdef NewDB

  int BlockSize;

  WORD MainVer,SubVer;

#endif

  int RecordType;  //0: FRecord, 1: Recorder

  //for ADCard

  char CardName[16];

  short IOBase,IRQNum, NumBuf,BegChn,NumChn, AmpGain;

  long PhysAddr, NumSamp, FrqSamp, FrqFilter;

  int SimulateAD;

  float ChnFrq,VZero,VMax;

  int ADBit;

  //for Color Table

  int ColorNum;

  Graphics::TColor ColorTable[2][MAX_ColorNum];

  //for font definition

  char ScreenFontName[16],WMFFontName[16],PrinterFontName[16];

  int ScreenFontSize,WMFFontSize,PrinterFontSize;

  TFontStyles ScreenFontStyle,WMFFontStyle,PrinterFontStyle;

  //for Bus config

  int Bus_Num,Line_Num,Total_Line,Analog_Num,SW_Num;

  float Wait_Time;

  int BegChnPerLine[MAX_LINES+1];   //各线路的起始通道数

  int ChnIndex[MAX_LINES];        //按线路排列各通道号的实际位置

  float ACFrq;

#ifdef NewDB

  float EnvTemp;

#endif

  int TotalPages;

  int CompressRatio,CompressType;

  //for line config

  struct LineConf {

   char Name[32];

   char Units[16];

   int SeriesNo;

   int PhaseNum;

   int StartID;

   unsigned char ChnID[4];

  } AnalogConfig[MAX_LINES];

  //for Switch channel

  struct SWConf {

   char Name[32]; //名称

   int SeriesNo;    //序号

   int StartID;     //起动标志

   int BitID;       //表示本通道的位号

   int PageNo,PreRecordTime,RecordTime,CompressRecordTime;

   int BCompressType;  //压缩类型

#ifdef NewDB

   int YWeight;

#endif

  } SWConfig[MAX_SW];

  //for channel group

  struct structChnProp{

   char Name[32];   //channel name

   char Units[16];  //单位

   int GroupNo;       //所属组号

   float CoeA,CoeB;  //转换系数

   int PageNo;

   int AnalType;

   float PreAmp;

   int ACompressType;  //压缩记录类型

#ifdef NewDB

   int DigiPoint;     //显示小数点位数

   int YWeight;

   int AxialZero;

#endif

  }ChnProp[MAX_LINES];

  //for FRecord Buffer config

  int MaxBlock,FaultBlockNum,CompressFaultBlockNum,FileNum;

#ifdef NewDB

  int FRecordDispFrq;

#endif

  //for display

  int XZoom,DisplayWidth;

  //for start algorithm

  int Algorithm_Num,TriggerUpNum,TriggerTimeRange;

  FStartAlgorithm FAlgorithm[MAX_StartAlgorithm];

  int IDStartBin,IDStartAnalog,IDPreventSameAlgorithm;

  //for PID controller parameter

  int PIDMode;

  WORD IOBaseDA,DABit,IOBaseIO;

  int DANumChn,ADiChn,DAiChn,DAEnable;

  float SV,M,Kp,Ti,Td;

  //for print property

  int IDIncludeDate,IDIncludePageNo,PrintScaleNum;

  float PageSpaceLeftCM,PageSpaceRightCM,PageSpaceUpCM,PageSpaceBottomCM;

  float LineSpaceCM,PerPointCM,PerSampTime;

  int WavePage,IDWaveColor,IDGraphInst,IDFixedScale,IDAutoCover;

};


menuFile
"文件"菜单:

    本菜单有如下几个子菜单：

  1. "采集缓冲区全部存盘"：

    本菜单命令在录波器或双踪示波器停止采样后，把当前内存中的所有波形数据(录波器方式下有多个连续的采样块，双踪示波器下只有最新的一个采样块)都存入文件中，格式同于发生故障或手动触发记录的波形(这时仅存故障前后的一部分波形)，随后可由"历史数据管理|选历史数据"或"文件|打开历史采样文件"菜单命令重新调入内存，进行波形显示或分析，或直接由用户编制的程序进行离线处理。数据文件的格式定义可参见相关内容。

  2. "当前显示内容存盘"：

    本菜单命令把当前显示范围内的波形(实时采集结果或历史数据)存入文件中，格式同于发生故障或手动触发记录的波形(这时仅存故障前后的一部分波形)，随后可由"历史数据管理|选历史数据"或"文件|打开历史采样文件"菜单命令重新调入内存，进行波形显示或分析，或直接由用户编制的程序进行离线处理。数据文件的格式定义可参见相关内容。

  3. "当前显示内容按文本存盘"：

    本菜单命令把当前屏幕显示范围内的波形按文本文件格式存入磁盘中，可供EXCEL等软件直接使用AD数据。或者可用下面的“拷贝数字于剪贴板”功能实现类似的功能。

  4. "拷贝波形于剪贴板"：

  本菜单命令把图形区显示的波形拷贝于剪贴板，可供Word等程序作实验报告的素材之用。并可指定拷贝的是位图(Bitmap)或元图(Metafile)格式(注：Metafile格式剪贴入Windows自带的写字板WordPad.EXE更方便写，Word对MetaFile的图形大小相当敏感)、单色或彩色方式，白色背景或黑色背景、图形大小等选项，以便适应打印输出、做彩色文档等不同需求。同时，选中MetaFile类型时，还可以用�预览�命令按钮查看当前尺寸、当前字体下图形的情况，否则，可调整字体的类型、大小、图形的大小等，以取得更满意的效果。

  5. "拷贝数字于剪贴板"：

    本菜单命令把以表格文字(Grid)方式显示的采样结果(也以数字文字方式)拷贝于剪贴板，可供Word、Excel等程序作实验报告的素材之用，并可直接转换为Word的表格，并直接被Excel所接收。所拷贝的波形时间范围也为图形方式显示的范围。

  6. "拷贝报告于剪贴板"：

    本菜单命令把日志报告中的文字拷贝于剪贴板中，供Word等程序作实验报告的素材之用。

  7. "打印输出"：

    本菜单命令把当前显示的图形区或表格文字区的波形数据、或运行日志报告在打印机上输出硬拷贝。它和工具栏的第2个按钮等价，以实现快速操作。

     文字方式的波形内容与�拷贝数字于剪贴板�的范围相同，均为当前图形方式显示的通道和时间范围。可设定打印的各行文字间另加的间距。

 图形打印时可设定打印属性包括：单色或彩色图，满页打印(可等分成多页，每页间重叠1/10的波形范围)或固定比例打印(即指定纸上多少图形点(针式打印机一般每英寸180点(180dpi)、喷墨打印机有300dpi或360dpi，HP激光打印机一般为300dpi)代表采样时间范围(指定单位为毫秒ms)，程序自动计算要打几页)，是否包含屏幕上的瞬时标线，并指定X方向的最少刻度数。图形中的文字所采用的字体属性在�系统参数|调色板设置|矢量图字体�中设定。打印效果可用�打印预览�命令进行查看，可能需要调整的是图形中的字体大小，因为针对不同的打印机的分辨率、纸张大小，所需要的字体大小可能不同，可在此窗口中调整字体，通过打印预览功能观察效果。

    通用的页面属性设置还包括：页的上、下、左、右页边距；页眉和页脚文字内容；文字的字体属性；封面页对应的文本文件名或专门打印程序(如Word)。

   若设定了自动打印封面页，则程序在打印图形、运行日志等前自动打印设定的封面文本文件，只要程序没有手动地调用过专用封面打印程序。

   在许继专用版上，通过录波器控制面板打印图形、日志或录波时自动打印时，自动按以前设定的各种页面属性打印当前的波形或日志内容。

  8. "打印机设置"：

    本菜单命令设置打印机本身的属性。

  9. "退出"：

    本菜单命令退出本程序。


menuAction
"动作"菜单:

    本菜单有如下几个子菜单：

  1. "启动录波器"：

本菜单命令在不同的工作状态下可能还具有如下几种名称："停止录波器"/"启动记录示波器"/"停止记录示波器"。用于启动或停止录波器/记录示波器。首次按为启动，再按一次就是停止，可多次循环。此菜单命令和工具栏中第一个按钮等价，以便由鼠标实现快速操作(启动和停止)。在录波器方式下，会进行连续的数据记录，并具有多通道显示模式、按照记录启动算法进行自动故障录波的功能、连续存盘记录功能(要在� 系统参数|录波器设置�中选中�连续记录到文件�)等。

选中“连续记录到文件”方式时，程序会要求用户确认此操作，以免覆盖以前记录的数据文件。

  2. "实时监控波形":

    本菜单命令在录波器方式下设定是否实时地显示所记录的波形。启动录波器后，计算机自动地、连续地采集各路信号。但是否在屏幕上显示实时波形，要看此菜单是否被选中(选中否，在窗口标题上有提示，此菜单前亦有是否被选中的标志)。在采集的同时，仍可选中并显示一历史数据文件(故障记录文件)。并且，在采集的过程中，若发生故障，或手动触发记录，屏幕将固定显示所记录的故障波形，而后台继续进行连续采集和监控。此时，若要看实时波形，再点击此菜单即可。

在双踪示波器方式下，此菜单不起作用，但将始终显示实时波形。

在非连续存盘方式下，启动录波器时，会自动选中实时监控状态。在连续存盘记录方式下，是否实时显示波形，将依赖此菜单的选中状态。

  3. "手动触发记录":

    本菜单命令在启动录波器后，由手动触发一次故障，并记录在一磁盘文件中。故障的长度(块数)在"系统参数|录波器设置"菜单命令中设置，实际保存时还将保存故障发生前的指定个数的采样块。它和工具栏的第3个按钮等价，以实现快速操作。

  4. "启动双踪示波器":

    本菜单命令启动(再按将停止)双踪示波器，因而在不同情况下可能具有名称"停止双踪示波器"。它和工具栏的第4个按钮等价，以便快速操作。双踪示波器将弹出一专门的操作面板，以实现对双通道的精细控制。详情请参见双踪示波器使用。

  5. "暂停双踪示波器":

    本菜单命令仅在启动双踪示波器后才出现，用于暂停和继续双踪示波器的显示，因而也具有双重名称"暂停双踪示波器"和"继续双踪示波器"。它和工具栏的第5个按钮等价，以实现快速操作。注意，暂停双踪示波器意味着，AD板仍在工作，只是本程序不再取采集结果来显示，而停止示波器或停止录波器将停止AD板的工作，下次采集时将重新启动AD板。

  6. "MATLAB信号处理":

    本菜单命令启动MATLAB频谱分析平台。在此分析平台中，首先要启动MATLAB环境(要求为MATLAB 5.X或6.X)，把当前显示的AD结果送入MALAB环境，然后由MATLAB环境计算功率谱、互功率谱、自相关、互相关、传递函数相干函数等，并以曲线方式显示出计算结果。此菜单仅在具有命令行参数"/S"时，且专用信号分析模块SignalPrcs.DLL存在时才出现。要完成上述谱分析功能，还要求MATLAB 5.X已正常安装。

    在此模块中，可自由选择是由MATLAB本身显示信号分析的结果，还是由本程序内含的显示模块进行显示(这时图形窗口会自动地显示在最顶层)。

    在此模块功能下，当前显示范围内的采集AD值已送入MATLAB环境，用户可用本程序提供的标准谱分析方法进行处理，也可用MATLAB自身的所有功能进行用户所需的各种处理。而MATLAB下调用分析函数、并使用AD值的示例，可参看进行标准谱分析时在窗口下部状态栏中所显示的本程序实际使用的MATLAB命令。实际上，在MATLAB环境中，存放所采集的所有通道AD结果的变量名为AD(M,N)，其中N代表采样通道数，M代表采样点数，实际为当前示波器窗口中显示的波形范围，因此，一个MATLAB环境中对AD结果进行处理的使用举例如下：要对第2通道(编号从0开始)的AD值进行功率谱估计，可用MATLAB命令: pwelch(AD(:,3),256,Fs)，其中，变量Fs即为当前系统所用的每通道采样频率，单位为Hz；256表示FFT变换的点数，也指定了谱分析的频率分辨率：50000/256≈195.3Hz。

  7. "独立信号处理":

    本菜单命令启动独立信号分析平台。在此分析平台中，可独立于MATLAB环境，进行各种谱分析功能，或把AD采集、分析结果等按MATLAB可直接使用的格式存盘，供在MATLAB下进行进一步处理。此菜单仅在具有命令行参数"/S"时，且专用信号分析模块SignalPrcs.DLL等存在时才出现。要完成上述功能，并不要求安装MATLAB 5.X的完整环境，仅需要在当前可搜索路径上一些MATLAB环境的运行文件。

    在此平台上，首先要选定进行频谱分析时FFT点数、要分析处理AD采样通道(互功率谱、传递函数、相干函数、互相关函数时还要指定第二通道)；然后直接点击各功能按钮，针对当前波形窗口中显示范围内的采集结果，就可直接在另一图形窗口看到频谱分析的结果。在图形窗口上，通过鼠标右键，可把显示图形的坐标在线性坐标和对数坐标之间切换，也可对图形进行放大和移动，还可在图形和文字显示方式之间切换，并把图形拷入剪贴板。还可直接在图形上读出任意点的值。注意，这里图形上的文字属性在"系统参数|配色方案"中"屏幕字体"一项设定，而拷入剪贴板时，若选择位元图方式(MetaFile)，则图上的字体由"系统参数|配色方案"中"打印机字体"一项设定。

   此平台上还有一按钮，"AD数据按MATLAB格式存盘"，是为了用户把当前AD数据存盘后，可在另一台装有MATLAB的机器上直接调入进行别的分析、处理。"谱分析数据存盘"是把谱分析后的数据按文本格式存入文件中，以便存档。

   谱分析中许多功能要求两通道信号，通常这两通道用户可自由选择，但在双踪示波器方式下，直接可选踪1和踪2的信号。


menuManage
"历史数据管理"菜单:

  本菜单有如下几个子菜单：

  1. "试验条件输入":

本菜单命令将弹出一个小窗口，在其中可设置标识当前试验条件的文字，在手动或自动触发故障而记录采样数据时，这些试验条件文字将加在数据文件的标识文字的开始，以便今后选择历史数据文件时更方便、快捷。

  2. "设定存盘路径":

    本菜单命令将弹出一个小窗口，在其中选择触发记录保存数据文件所使用的磁盘目录。今后程序将自动把保存的采样数据文件均存放在此目录中。应该保证此路径的存在，否则程序将把采样数据文件存放在当前应用程序目录中。

  3. "选历史数据":

    本菜单命令从以前记录的历史(故障)数据文件中，把波形调入内存，进行显示和处理，而不管录波器是处于运行或停止状态。但双踪示波器工作方式下不许选历史数据文件。它弹出一操作窗口，让用户从所有可选文件中浏览、选取(或删除无用的)历史数据文件。选中一个历史数据文件后，才能进行数据同步化处理、故障分析和单端测距分析等操作。

另外，在录波器自动记录故障或手动触发记录后，也自动进入显示历史数据的模式。

显示历史数据后，由于保存历史数据时线路的配置(通道数等)、甚至AD板的配置(板类型、AD芯片位数、采样频率等)都与当前配置不同。因此，为了正确显示历史数据的波形，程序自动把当前配置在内存中备份，使历史数据中的配置方案有效。这时，主菜单�系统参数�的标题改变为�临时参数�，并且其中出现子菜单项�恢复本机配置�，可从内存中恢复原先的配置。若未恢复原配置，则再次启动录波器时，若历史数据文件中的配置与本机所装AD板类型相同，可按当前配置启动，否则，除非设置为虚拟AD方式，程序将不能正确启动AD板，而必须手动恢复原配置。这在网络环境下读取了远程机器的配置后它的配置与本机所装AD板类型不同时处理方法相同：要么采用虚拟AD方式，要么从�系统参数|恢复本机配置�菜单中手动恢复本机原配置。

  4. "数值积分与差分":

本菜单命令在选中并显示历史(故障)数据文件后，对数据进行数值积分与差分处理。

  5. "搜索所有算法触发点":

    本菜单命令在选中并显示历史(故障)数据文件后，计算并搜索所有的依据模拟量通道的录波启动/触发算法的精确触发点，若有，将在波形时间刻度轴上以黄色菱形标志标记出来。计算过程中，计算交流有效值等量时，是采用精确的算法，还是采用录波时采用的12点Fourier整数运算，将依赖于从瞬时标签弹出的右键菜单上选中"精确算法校验"或"Fourier算法校验"。

  6. "滤序分析":

    本菜单命令在选中历史(故障)数据文件后，针对电力行业的特点，对于选中的三相通道，组合出零序、正序、负序、负序增量等组合通道，并在屏幕上显示、浏览及进行各种处理，就象普通的交流通道一样。

    注意，由于组合通道的通道数目、名称等和当前采集参数不一致，因此，在重新采集之前，要调用"系统参数|恢复本机配置"菜单命令恢复AD板的真正配置，才能正常采集。

  7. "谐波分析":

    本菜单命令在选中历史(故障)数据文件后，针对电力行业的特点，对于选中的任一交流通道，计算1~4个谐波通道，每个通道的谐波阶数可为任意非负整数。然后，原始通道和指定的谐波通道将在屏幕上显示、浏览及进行各种处理，就象普通的交流通道一样。

    注意，由于组合通道的通道数目、名称等和当前采集参数不一致，因此，在重新采集之前，要调用"系统参数|恢复本机配置"菜单命令恢复AD板的真正配置，才能正常采集。

  8. "有功无功分析":

    本菜单命令在选中历史(故障)数据文件后，针对电力行业的特点，对于选中的一相或两相电流电压、电流通道，计算其各点(之前一周波范围内的)有功功率、无功功率或功角。当仅选中一相时，计算的是电压与电流通道之间的功率；当选中两相时，计算的是A相电压与电流减去B相电压与电流之后，电压与电流之间的功率。然后，原始通道和选定的有功/无功通道将在屏幕上显示、浏览及进行各种处理，就象普通的交流通道一样。

    注意，由于组合通道的通道数目、名称等和当前采集参数不一致，因此，在重新采集之前，要调用"系统参数|恢复本机配置"菜单命令恢复AD板的真正配置，才能正常采集。

  9. "数据同步化处理":

    本菜单命令在选中历史(故障)数据文件后，针对有些采集板是由一个AD芯片轮流采集多通道而未加采样同步保持，因而采集后进行同步化处理，以使各通道的相位都按第一通道为准对齐。这时将要求用户输入未做同步处理前相邻通道的采样时刻延迟量。注意：对每一组数据，同步化处理仅能进行一次。

  10. "数值滤波":

本菜单命令在选中并显示历史(故障)数据文件后，对数据进行FIR或IIR滤波处理。

 11. "故障分析":

    本菜单命令对历史(故障)数据进行离线分析，得出是什么类型、什么程度的故障的详细结论。仅在选中历史(故障)数据后有效，是电力行业故障保护用专用算法。

 12. "单端测距":

    本菜单命令对历史(故障)数据进行离线分析，得出线路故障的位置。仅在选中历史(故障)数据后有效。本功能是电力行业线路故障保护用专用算法。


menuView
"显示"菜单:

    本菜单控制各种显示属性，经常使用。它含有如下几个子菜单：

  1. "始终在最前面":

    本菜单命令使本程序的主窗口成为(或取消成为)始终覆盖在别的窗口之上的顶层窗口，以便别的程序运行时，可始终监视本窗口中的实时波形。再按一次本菜单将取消此功能。

  2. "显示示波器面板":

    本菜单命令在双踪示波器方式下，在手动关闭了双踪示波器面板后，再次显示双踪示波器面板。仅在启动了双踪示波器后此菜单才出现、可用。

  3. "谱分析图形窗口":

    本菜单命令在对历史数据进行谱分析时，切换到显示谱分析结果的窗口中。

  4. "显示录波器控制面板":

    本菜单命令在录波器方式下，在手动关闭了录波器控制面板后，再次显示它。这在许继专用版机组录波器中是很有用的功能。面板上有三个醒目的信号指示灯，便于操作人员在远处进行监视，分别表示当前录波器状态(红色表示：正发生机组故障，并正在记录，绿色表示：正在监控波形且未发现机组故障，黄色表示：空闲，未启动录波器)、录波器历史状态(绿色表示：未发生过故障，红色表示曾经发生过故障，且未用�清除故障历史�按钮确认过)和AD板历史状态 (绿色表示：AD正常工作，红色表示：AD板发生过故障，如AD数据丢失，或AD板不正常等)。面板上另有当前运行日志和启动录波器、打印等常用功能的命令按钮。

    5. "减振器分析面板":

    本菜单命令在减振器分析系统这个专用版本下，将显示专门的减振器分析面板。

    在减振器分析系统中，试验步骤如下：

先在"实验方案"面板中，设定这一批实验的批次名称、这一批要实验的工件数(不超过30个)，每个工件的扫频实验的频率起点、频率终点、频率增加间隔、产生的激励信号(标准正弦波)的幅度、每个频率点系统的稳定时间(即为每频率点的等待时间)。点击"确认方案"按钮，以便进入到下一步；注意，频率间隔不能太小，或者频率起点与频率终点不要相差太大，否则，实验点太多，由于在每个工件实验结束时，要保存所有实验点的原始原始波形，内存也将很紧张。

     第二步，在"实验过程"面板中，已列出扫频过程的总步数、各实验点的准确频率。点击"开始实验"按钮，程序自动进行各频率点的实验，产生激励信号、测量响应信号，计算响应的幅度，并把结果记录在表格上。实验完成后，将自动显示出"幅频曲线"。同时，在波形窗口上，实验过程中的所有原始波形将按历史数据的方式显示在波形窗口中。这时，可按"结果分析"按钮，自动求出本次实验下的Q值、共振频率等。分析结果后，幅频曲线上将进一步标识出最大幅值点、半宽度峰的位置等信息。

     第三步，在"报告生成"面板上，可按用户的要求，在打印机上打印出原始波形(按当前屏幕显示的范围)、幅频曲线等报告。打印机的设置和打印格式在主窗口的"文件|打印输出"菜单中设置。

     需要注意的是，在减振器分析系统中，通常采用瑞博华公司的AD2100，设置采样频率为4KHz，每一实验点保留数据大于400个采样点(前30个数据将被清为0，以便区分各实验点，即各块)，因此，在采集板参数中每块采样数设置为400或更大。

 6. "显示信号发生器面板":

    本菜单命令在虚拟实验室版本下，将显示专门的信号发生器控制面板。信号发生器的使用方法可参见"信号发生器的使用"一节。

 7. "发动机试验面板":

本菜单命令在发动机数控试验平台版本下，将显示专门的发动机试验操作目标。在确实情况下，发动机试验目标是主窗口，当切换到示波器窗口查看详细波形后，用此命令切换到试验窗口。

8. "组合显示面板":

    本菜单命令在组合显示录波器版本中，将打开实时显示的组合发动量显示窗口。可在此窗口值按设定的规格实时显示任意个最新采集量，非常直观、醒目、方便。在组合量显示窗口中，通过右键菜单可配置显示的格式，包括显示项目数、文字大小、显示值的标题和内容、报警条件设置等等，并可显式的保存、修改此显示配置文件。

9. "显示第二信号显示窗口":

本菜单命令将打开波形显示的第二个窗口，以便在单独的窗口中以不同的通道、不同的时间尺度显示采集结果波形，这对于很多特殊情况，如采集信号有快有慢等情况，很有价值。在此窗口中，可以通过菜单、弹出式菜单、工具栏等独立地设定显示通道、时间范围、显示格式、放大倍数等显示属性，且这些菜单和设置方式与主窗口的设置方式基本一致。此窗口可以在任意时候关闭或重新打开。

10. "显示X-Y图":

本菜单命令将擷-Y图�显示窗口。当显示的模拟通道数>=2通道时（包括录波器方式和示波器方式），显示通道在显示的时间范围内的数据将在擷-Y图�窗口中以第一显示通道为X轴、其它通道为Y轴进行显示。每当更新主窗口的波形时，擷-Y图�就会同步更新。显示的X-Y图的放大系数、通道设定等均在主波形窗口中设定。

在“X-Y图”中，还可以通过鼠标右键选择弹出式菜单，其内容包括：�层窗口�、�启动时自动显示�、�白色背景�、�散点图�、�拷贝当前位图到剪贴板�等菜单命令，用户可以据此进行图形的调整。

在双踪示波器方式下，示波器控制面板上擷-Y图�控制键也能弹出X-Y显示窗口，或关闭X-Y显示窗口。

为出现此菜单项和X-Y显示窗口，软件必须经过正确的注册。

11. "内置谱分析窗口":

本菜单命令将显示�内置FFT谱分析面板�窗口。在示波器和录波器方式下，当显示的模拟信号的范围发生变化时，当前显示的通道、时间范围内的波形的谱分析结果数据将以曲线或文字方式显示在�内置FFT谱分析面板�上。用户可自行设置在录波器方式下连续采集过程中是否进行谱分析，因为谱分析需要相应的计算能力，高速采集时可能会影响采集的连续性。

在双踪示波器方式下，示波器控制面板上擣FT�控制键也能弹出�内置FFT谱分析面板�，或此面板。

在�内置FFT谱分析面板�上，在“设置”页上选定FFT点数、窗函数类型、谱分析类型等参数，在“图形”显示页或“数字显示”页就可以看到实时的谱分析结果。在“图形显示”页，可提供卷滚条、卷滚条上的鼠标右键改变显示放大倍数、显示范围，通过图形区的鼠标右键调整图形区显示格式。

为出现此菜单项和“内置FFT谱分析面板”，软件必须经过正确的注册。

12. "显示波形":

    本菜单命令使得程序以图形方式显示波形。通过点击图形/表格/报告(显示区)外的空白区域，也可实现顺序切换。要最终显示出图形，还必须打开实时波形监控，或选中历史数据，或启动了双踪示波器。以图形方式显示波形时，显示的时间范围(X-轴)由图形区下的水平卷滚条控制：起始位置直接由水平卷滚条设置，展开比例由水平卷滚条的鼠标右键弹出的菜单控制；显示的通道范围由菜单"显示|同轴显示"、"显示|通道显示"、图形区右下边垂直卷滚条控制；波形(Y方向)放大比例由图形区右下垂直卷滚条的鼠标右键弹出式菜单控制；要显示模拟量或开关量的波形，由菜单"显示|模拟量"或"显示|开关量"控制。按直流或交流耦合方式显示，由图形区右上方垂直卷滚条的鼠标右键弹出式菜单控制；直流方式下零点位置直接由图形区右上方垂直卷滚条控制。

  13. "显示文字":

    本菜单命令使得程序以表格文字方式显示采集结果。通过点击图形/表格/报告外的空白边，也可实现顺序切换。要最终显示出文字，还必须打开实时波形监控，或选中历史数据，或启动了双踪示波器。以表格方式显示时，直接显示所有通道、所有时间范围的值，但由于屏幕大小有限，要由卷滚条选择实际要看的部分。

 14. "日志报告":

    本菜单命令使得程序显示运行日志报告。通过点击图形/表格/报告外的空白边，也可实现顺序切换。运行日志报告包括启动时间、累计启动次数、录波器运行起止时刻、故障发生记录、AD采样块丢失报告等内容。

 15. "刻度在外":

    本菜单命令切换图形显示区时间和通道名称等信息的显示位置与波形曲线位置的相对关系。

  16. "模拟量":

    本菜单命令在录波器方式下，指定图形区显示的波形是AD板采集的模拟量，还是采集的开关量。它和下面的"开关量"菜单互斥。

  17. "开关量":

    本菜单命令在录波器方式下，指定图形区显示的波形是AD板采集的模拟量，还是采集的开关量。它和上面的"模拟量"菜单互斥。

  18. "刻度线":

    本菜单命令设置波形显示的刻度线显示方式。它包含如下子菜单："详细X刻度"，设定X刻度线的细密程度；"始终显示刻度值"，设定在同屏显示多个通道数据时，是否显示数值刻度；"无网格线"，设定X刻度和Y刻度线是否显示；"网格虚线"，设定在显示网格线时，是显示实线还是虚线。

  19. "瞬时标线显示":

    本菜单命令在录波器方式下，指定图形区是否显示两刻度标线，并在状态条中显示时间差等信息。两标线处的显示值的类型可由文字框的鼠标右键激发的弹出式菜单来选择，包括有：瞬时值、一周波范围内的平均值、交流信号的有效值、交流信号的相位角度、交流信号的频率(一周波范围内、二周波范围内、四周波范围内)，交流信号的谐波成分(2、3、4、5次谐波)。注意：瞬时标线显示将占用一定的CPU时间，在实时监视波形时最好关闭瞬时标线显示(以防计算机处理来不及，而发生丢失AD采样数据的事故)，在停下来详细研究波形时再起用瞬时标线显示，将取得较好的效果。在双踪示波器方式下，瞬时值的瞬时标线显示将根据示波器操作面板上的"度量|时间"或"度量|电压"开关来设定。

  20. "同轴显示":

    本菜单命令在录波器方式下，指定图形区模拟量是否同一线路的各相(或同一组的模拟通道)同轴显示或分开显示。它下面有2个互斥的子菜单可选："单轴显示"、"多相同轴"。多相同轴显示可以较清楚地查看各相(或同组内各通道)之间的相对时间、相位和幅值等信息。

  21. "通道显示":

本菜单命令在录波器方式下，指定图形区同屏显示的通道数。它有如下几种可能：仅显示单通道、单线路(通道组)、四通道、八通道、十六通道、全部通道(模拟或开关量)、全部模拟通道和开关量通道、按预定义的页、当前指定任意内容的万能页显示。

实际显示范围还与是否多相同轴显示有关，比如，多相同轴显示时，四通道实际将为4个线路(通道组)的所有模拟量通道，而单轴显示时，四通道就是4个模拟量通道。

在”预定义的页”或“万能页”显示模式下，用户可用鼠标直接改变各通道(中心线或零线)的垂直显示基准位置，即用鼠标左键拖动通道名称到相应垂直位置即可，而若用鼠标右键点击通道名称，则显示位置将自动回到缺省位置，即各通道在垂直方向等间距排列的情况。

而且万能页的定义可单独保存到文件，或从文件中读出。因为万能页的定义在本程序每次启动时均缺省定义为仅显示第1模拟量通道。在程序运行期间的改动会记忆的。


menuConfig
"系统参数"菜单:

    本菜单的设置将决定本程序的性能，若设置不当，程序甚至不能正常运行，用户需要特别关注此菜单的使用。并且本程序将自动保存、记忆所设置的各种参数，一次设置完成，下次可直接使用，这将极大地方便用户使用，特别是在现场使用。它含有如下几个子菜单：

  1. "定制窗口标题":

    本菜单命令可重新设置本程序的主窗口标题。因为本程序可同时运行多个实例，以便同时进行现场采集、调试、遥控或远程监监视多个网络节点。设置不同的窗口标题，可便于用户区分多个实例。

  2. "恢复本机配置":

本程序运行过程中，不但可以启动本机的AD板进行录波或用双踪示波器方式进行波形监视，还可能显示以前的历史波形文件(录波所存，或从�文件|保存当前波形�手动所存)，或通过网络方式显示现场采集站的波形，从而使当前显示数据对应的配置不同于程序启动时按安装的AD板应该对应的本机配置，因此，在显示完历史波形后，或结束网络操作后，要重新操作本机AD板时，可用此菜单命令恢复选历史数据前、或网络操作前的本机配置，以便正常使用本机AD板。此菜单仅在可用时才出现，这时，相应的主菜单名称也将由�系统参数�变为�临时参数�或�远程参数�。

  3. "采集板参数":

    本菜单命令设置AD板的控制参数，如使用的IO基地址、IRQ号、内存基地址、采样频率等。设置参数的注意事项和含义可参见：使用技巧

    需要注意的是，采集通道数将由"通道属性配置"菜单的设置内容决定。

    这时有一个特殊参数："使用虚拟AD板"，选中它后，程序将不会使用实际的AD板，而产生虚拟的正弦波或锯齿状波形，以便试验、查看本程序的功能。同时，也为在未安装AD板、或未安装AD板驱动程序的计算机上运行本程序提供可能，这时还可进行故障分析、远程遥控等操作。而且，通过鼠标右键点击"使用虚拟AD板"，从弹出式菜单可选择虚拟波形的来源，是自动产生的、周期性的正弦波或锯齿状波形(它将一直产生下去，直至用户停止录波器)，还是回放以前记录下的波形文件(即本软件录波记录下来的，这样可对同样的实验数据检验不同的算法，如检验各种启动算法的性能(定值设定、灵敏度))。并且可以设置仿真数据产生的速度，以相邻数据块产生的时间间隔的方式指定，0ms表示按真实的采样频率下每块采样数据代表的时间，可以做到按真实的频率，或者用户可以指定需要的间隔时间，以便防止在实际频率时太高和太低时出现仿真数据太快和太慢的问题。

    同时，在未安装任何AD板驱动程序时，通过设置"使用虚拟AD板"可使本程序继续运转，同时，要模拟的AD芯片的位数(8~16)可在对话框中由用户根据需要任意设置。这时每通道的采样频率直接等于所输入的AD板名义采样频率。这时还可仿真最多192路开关量通道。此项功能是演示版软件缺省的、唯一的设置。

   另外，AD板还有一些高级设置，如对于模拟信号的在线滤波和在线重采样功能等。在线滤波的功能是，设实际采样信号序列为x(i),则经滤波后，实际显示、保留的信号序列y(i)=y(i-1)*coeff+x(i)*(1-coeff)。实际的滤波效果可通过�历史数据管理|数值滤波�功能进行查看。而在线重采样的功能是，设设计采样信号系列(或经过在线滤波后)的信号序列为x(i)，i=1,2,�,且重采样的倍数为k，则重采样后的信号序列y(j)为：在保留�最后1个点�的模式下, y(j) = x(j*k), j=1,2,3,�；在保留�最后1个点�的模式下, y(j) = x(j*k), j=1,2,3,�；在�保留平均值�的模式下，y(j)=(x(j*k)+x(j*k-1)+�+x(j*k-k+1))/j。注意：若同时使能在线滤波和在线重采样，则信号先进行滤波，再进行重采样。另外，对于开关量信号，在线滤波不起作用，在线重采样直接保持从采样区间的最后1点的值。

  4. "通道属性配置":

    本菜单命令设置要监视的通道(线路)的配置情况，如有多少模拟通道组(线路)、多少模拟量通道、多少开关量通道、多少预定义的显示页面、交流信号的名义频率等，并可详细设置开关量和模拟量通道的具体属性，如名称、单位、量纲转换公式、显示放大倍数、所属页面、各模拟通道所属组号、通道信号属性(交流、直流、计数/脉冲、原始值、非补偿的K型热电偶、带冷端补偿的K型热电偶、非补偿的J型热电偶、带冷端补偿的J型热电偶、Pt热电阻等)、各通道压缩记录时的压缩方式、显示采集的数值时要显示的小数点位数；开关量启动方式和记录时间、压缩记录(为记录长时间的缓慢信号)时的压缩比和压缩方式等。设置参数的注意事项和含义可参见：使用技巧

    通道属性及AD值w到实际值f的具体转换公式如下:

      对普通的交流信号或直流信号, AD值到电压的转换公式为:

f =(w-VZero) /(VMax-VZero) *5*CoeB+CoeA;

        因此，在缺省的CoeB=1,CoeA=0下，显示的电压范围为-5~+5V。

      对计数/频率信号, 当程控放大AmpGain =0时为计数值, 到计数的转换公式为:

f =w *CoeB+CoeA;

            当程控放大AmpGain>0时为计数率(频率)值, 到频率的转换公式为:

f =w *ChnFrq/AmpGain*CoeB+CoeA;

      对原始值类型, 转换公式为:

f =w *CoeB+CoeA;

      对非补偿的K型热电偶, 到温度的转换公式为:

f =TempFromV_KTC(v+TempToV_KTC(EnvTemp)),

v = (w-VZero) /(VMax-VZero) *5*CoeB+CoeA;

      =5:为带冷端补偿的K型热电偶, 到温度的转换公式为:

f =TempFromV_KTC(v),

v = (w-VZero) /(VMax-VZero) *5*CoeB+CoeA;

      =6:为非补偿的J型热电偶, 到温度的转换公式为:

f =TempFromV_JTC(v+TempToV_JTC(EnvTemp)),

v = (w-VZero) /(VMax-VZero) *5*CoeB+CoeA;

      =7:为带冷端补偿的J型热电偶, 到温度的转换公式为:

f =TempFromV_JTC(v),

v = (w-VZero) /(VMax-VZero) *5*CoeB+CoeA;

      =8:为Pt-100型热电阻, 到温度的转换公式为:

f =TempFromV_Pt(v),

v = (w-VZero) /(VMax-VZero) *5*CoeB+CoeA;

      =9:为周期测量结果, 到信号的实际周期值(频率为它的倒数)的转换公式为:

f =w/ChnFrq*CoeB+CoeA;

   以上，CoeA为对应通道的转换系数A，CoeB为对应通道的转换系数B，VZero和VMax为AD芯片对应0电平和最大电平(5V)时的采样结果，ChnFrq为采样频率，EnvTemp为环境温度，TempFromV_?()为电压到温度的转换函数，TempToV_?()为温度到电压的转换函数。

    另外，为了使热电偶能正确地进行冷端补偿，必须设定正确的环境温度EnvTemp。若环境温度是固定、预知的，可直接在"通道组设置"窗口中设定环境温度值(高于-100℃)；若专门设置了测量环境温度的探头(它应不依赖于冷端补偿，如Pt电阻)，比如它布置在通道i=3，就可设置环境温度为-100-i=-103℃，则程序就会自动根据实测的环境温度(第i通道的测量值)进行非补偿的热电偶的冷端补偿。而且在进行通道刻度时，应先刻度好环境温度测量探头，以便在刻度非补偿热电偶时能测量并计算出正确的环境温度。

    本程序工作在记录示波器方式时，参数设置窗口将有所不同，录波器中的"线路"概念等价于记录示波器的"通道组"。这时，任意(模拟量)通道可划归任一通道组(这样，同轴显示时，便于任意比较不同的通道，使用时具有较大的灵活性)，但每通道组只能有1至4个(模拟量)通道。而且在录波器方式下，每条线路的各相要顺序接在相邻的通道上。

    具体的压缩记录方式定义可选：对模拟量通道，可为记录"区间交流有效值"(采用12点Fourier算法计算)、"区间中点值"、"区间平均值"、"区间最大值"、"区间最小值"、"区间最大最小值"(交替记录最大值或最小值，从而可记录信号的外轮廓线)等几种方式；对开关量通道，可为记录"区间中点值"、"区间低电平"(对区间各点用"与"运算得到)、"区间高电平"(对区间各点用"或"运算得到)、"区间上升沿"(区间内有上升沿时记1，否则记0)、"区间下降沿"(区间内有下降沿时记1，否则记0)、"区间最大最小值"(交替记录最大值(高电平)或最小值(低电平)，从而可记录信号的外轮廓线)等几种方式。

     依据开关量启动时，可选择高、低电平或上升、下降沿触发，为了避免随机信号的干扰，高、低电平将连续判断4个点，判断沿将依据8个点(前4个点与后4个点分别为高、低电平)。

  5. "记录启动算法整定":

    由本菜单命令将弹出一对话框，用来设置录波器启动算法，包括：是否用开关量启动(其启动方式在开关量通道设置中定义)，是否真的使能(模拟量)启动算法，是否起用禁止同一故障重复启动的判断功能(判别是否是未解除的同一故障的条件在算法定义中有明确规定(闭锁条件定义))，要使用的模拟量启动算法的数目、每个算法的具体参数，如依据的模拟量通道号、启动定值、记录时间等。设置启动算法参数的注意事项和含义可参见：启动算法说明。

    在这里，还有一个特殊参数，即设定在多长的时间内最多允许启动记录多少次，以防止有些长时间的故障使录波器不断地启动、记录。设置限制次数为0时可屏蔽这种限制，设置限制时间长度为0则意味着限制整个录波器运行期间的总启动次数。

    另一个特殊参数是：验证触发次数，它说明在启动触发算法时，要求采样值必须连续多少次满足触发条件，才认为触发条件真正满足，这样可避免由于随机干扰引起误触发。同时，在解除启动闭锁条件时，也将连续验证"验证触发次数"次，以防止随机干扰的影响。

  6. "定时记录设定":

    本菜单命令设置录波器的定时记录功能的参数。

   在进入“定时记录配置窗口”后，可指定最多10个定时记录条件，每个条件可为空、定时性、周期性条件。空条件不进行任何操作。定时性条件指定在每天的固定时刻(时、分、秒)、或每小时的固定时刻(分、秒，方法是定时的小时处设置为-1)、或每分钟的固定时刻(秒，方法是定时的小时处设置为-1)开始记录指定时间长度的数据。周期性条件时指定每过固定时间(时、分、秒)就周期性地开始保存采集数据。在连续记录的安全备份功能被注册的条件下，还可以对每个记录条件指定是否进行安全备份，以备长时间记录过程中机器突然断电等情况下存盘数据的完整性。自动记录的文件名命名规则如下：如在2003年3月7日10时50分23秒第2号定时记录条件被满足，开始记录，则数据保存在F20030307105023-2.DAT中，如还指定了安全备份功能，则安全备份文件名为F20030307105023-2-BAK.DAT。

  7. "录波器设置":

    本菜单命令设置录波器的内存使用情况、故障记录方式等。设置参数的注意事项和含义可参见：使用技巧

    本处有一特殊参数："处理块数上限"。它设定在录波器方式下AD板采集的块数达到此上限时，自动停止采样和处理，而缺省的上限为0(或负数)，意味着处理时将没有限制，除非用户按停止菜单。注意，这是一个调试功能，并用于自动连续存盘功能中，其用处在于：在录波器工作方式下，当AD板的采集速度太高时，AD板将发出太多的信息需要处理，程序可能忙于处理AD采集数据，而没有时间处理用户的菜单动作等信息，因为这时Windows系统的信息将淤积，从而程序将持续进行采集、处理，但用户将对整个机器失去控制(无法停止)；这时，设置一个大于0的处理块数上限，无论系统是否失去控制，采集到规定块数后，自动停止采样和处理过程，用户将完全取得对系统的控制，从而彻底避免系统死锁。当然用户可直接重新启动采集过程。而对于限定功能的版本(基础版)，此值将被设定为50，即连续监控时，采集到50块数据时，将自动停止采样。

对于参数�内存缓冲区块数�，它表示在内存中循环保留的采集块数(在每块，每通道均有NumSamp个采集点)，更多的采集块将在处理后被扔掉。因此，它决定在停止采集后还可以看到的历史数据的程度，也决定了在线录波记录的最长数据长度。当此�内存缓冲区块数�设为1时，将只保留最新的一个采集块的数据，它实际是以示波器方式采集、录波器方式显示，可以实时地按多通道方式(如万能页)数据，是一种特殊用法。此时，数据显示刷新的频率在窗口中专门指定。

本处另有一个特殊参数："启动时自动录波"。它在程序启动时自动启动录波器。它用于在无人的现场，计算机由于故障而停机、再自动启动时，能让录波器自动工作。

另有一个特殊参数：�退出时自动恢复原配置�，设定当显示历史波形或从网络显示远程波形或从网络接收了远程机器的配置时，本机的配置信息在内存中有备份，当前使用的配置信息与安装的AD板不匹配时，当程序退出时，是否恢复原配置，以便程序退出自动保存配置信息的功能会自动使用本机的配置，而不是远程的、可能与当前AD板不兼容的配置信息，这样，下次启动时能使用正确的配置信息。

另一特殊参数：�故障时自动打印�，当发生故障时，录波器自动记录故障，此选项设定是否自动在打印机上输出全部故障波形，打印页面的属性同于最近一次用�文件|打印输出�打印波形时间的设置。

另一个特殊参数是：“连续记录到文件”。选中它后，在启动录波器时，采集的每一块数据都将连续保存到所指定的文件中。此记录的文件可以被“历史数据管理|选历史数据”命令打开进行波形浏览。记录的数据长度由“处理块数上限”指定，具体的文件大小和等价采样时间在状态栏中有提示。要使用此功能，必须使�内存缓冲区块数�大于1(但应取一个较小的值，以避免为处理内存中的采集数据而浪费CPU能力)，即真正按录波器方式工作，而且表现设置“处理块数上限”>1，显式地指定最大文件大小。当然，在自动连续存盘过程中，在达到要求的记录时间前，用户还可以手动的停止采样和记录，而已采集的数据不会丢失。

  8. "PID参数设置":

    本菜单命令在PID控制器使能的情况下，将弹出一对话框，以便用户设置PID的各种参数。

  9. "配色方案":

    本菜单命令将弹出一对话框，以便用户设置波形的图形显示区的各种颜色方案，如刻度线的颜色、文字的颜色、各通道的波形曲线所使用的颜色等。这里可分别设置图形采样黑底色或白底色的配色方案。同时，通过本菜单还可定制图形区显示的字体的属性和放到剪贴板或打印机上时矢量方式图形采用的字体属性。通过鼠标左键点击表格的相应行，就可修改当前曲线对应的颜色，可在网格中直接输入TRGB值(T:Bright，亮度；R:Red，红色；G:Green，绿色；B:Blue，兰色；每属性1个字节，十六进制表示)，或双击表格上的颜色指示条，通过Windows的调色板进行直观的选择。

  10. "发送设备专用数据":

    本菜单命令将弹出一对话框，以便用户向AD板驱动程序发送专用设备数据，以配置当前AD板的特殊功能。AD板支持的设备专用数据的定义可参见所使用的AD板的驱动程序使用手册的详细定义，这对于实现各AD板的特殊功能或性能是关键的。

  11. "从文件读取配置信息":

    本菜单命令从以前保存的配置信息文件(文件名后缀fcg)中读取配置信息，并使用它。配置信息包括：AD板参数、通道属性配置、启动算法配置和录波器设置等项。

  12. "当前配置信息存文件":

    本菜单命令把当前机器中的配置信息保存在一配置信息文件(文件名后缀fcg)中，供今后使用。配置信息包括：AD板参数、通道属性配置、启动算法配置和录波器设置等项。所保存的配置文件还可用在安装时的自动配置上。

  13. "通道校准":

    本菜单命令弹出专用的"通道校准"平台。在此平台上，先设定各通道要加信号的类型：交流、直流或计数/频率；再分别按"标准信号1"和"标准信号2"，则所加标准信号的AD采集结果就会显示在结果表格中；用户在在表格中填入"标准信号"应该对应的工程值，则按"计算校准结果"按钮就可以计算出每通道的AD转换为工程值所需的系数。此系数即为"系统参数|通道属性配置|模拟量设置"中应填的各通道的系数A和系数B，按"保存校准结果"就会自动把此处实际测得的校准系数填入"系统参数|通道属性配置|模拟量设置"中相应的通道属性中。

  14. "调整系统时间":

    本菜单命令用于使多个协调工作的计算机的时间同步。


menuNetwork
"网络"菜单:

    本程序具有网络采集、网络控制的功能，这些功能主要由本菜单实现。本菜单有如下几个子菜单：

  1. "脱机工作":

    本菜单命令使本程序处于脱机工作方式，即既不向外由网络发送采集的数据，也不接收网络来的采集数据。这是一种常规工作模式。它与"作为现场采集站"、"作为远程控制台"等菜单为互斥的。

  2. "作为现场采集站":

    本菜单命令使本程序处于现场采集站方式，即自己从本机安装的AD板上采集数据，当远程控制台向它申请数据时，通过网络把采集结果实时地发送给各个远程控制台。本程序支持同时向多个远程控制台发送采集结果。这是在无人的现场进行采集、要在远方监控其情况的工作模式，类似于客户/服务器工作模式的服务器的角色。它与"脱机工作"、"作为远程控制台"等菜单为互斥的。

    在这种模式下，程序将弹出一窗口，显示有几个远程控制台与本程序连接(申请采集的数据)，和对每个远程控制台正在发送的采集数据块的序列号，及每个远程控制台程序报告的成功接收的采集数据块的序列号(由这两个序列号的相对关系可观察到网络是否足够快、是否丢失采样数据块)。

  3. "作为远程控制台":

    本菜单命令使本程序处于远程控制台方式，即计算机自身可不安装的AD板，而从网络上实时接收现场采集站发送的采集结果。在一个时刻，本程序只能从一个现场采集站申请数据。这是在办公室监视远方无人现场的采集情况的工作模式。这类似于客户/服务器工作模式的客户端角色。它与"脱机工作"、"作为现场采集站"等菜单为互斥的。

    要求现场采集站和远程控制台的设置(主要是通道属性配置)一致。而能否实时地、不丢失地接收到全部采集数据，要看通讯介质的能力。否则，将只能得到间断的采集块。而本程序支持通用的TCP/IP协议，通讯介质可为电话线+Modem(支持远程，但通讯率低)，也可为以太局域网，或者是高速的光纤网，具有极大的灵活性、可扩充性等适应能力。

    选中远程控制台模式后，通过"动作|启动录波器"或"动作 |启动双踪示波器"菜单命令，就可从网络另一端的现场采集站实时获得采集数据，并进行在线显示或记录，就象现场采集站的AD板是安装在本机的一样。这时，本机的原配置将在内存备份，而直接使用远程机器的配置，以便能正确显示远程机器上采集的AD数据。恢复本机的原配置信息可用菜单命令�系统参数|恢复本机配置�，或在�系统参数|录波器设置|�中选定�退出时自动恢复原配置�，这样程序退出时会自动恢复本机原配置。

  4. "接收遥控指令":

    本程序一启动后就能自动接收遥控命令。虽然同一台计算机可运行本程序的多个实例，但同一台计算机上只能有本程序的一个实例可以处于自动接收遥控命令的状态。点击本菜单命令就可使本程序不接收遥控指令(从而另一个实例可以接收遥控指令)，再点击一次又可处于接收遥控指令的状态。处于可接收遥控指令时本菜单命令前有选中标志。注意，本程序在同一时刻将只允许在远方有一个程序来遥控自己，而不允许(会自动拒绝)有多个程序同时来遥控自己。

  5. "遥控对方":

    本菜单命令将弹出一工作面板，实现对网络另一端机器上的网络录波器的遥控功能。在面板上首先设定对方的IP地址，再用"与对方建立连接"按钮与对方建立连接，成功后(成功的条件是，对方已运行，并处于接收遥控指令状态，且未被另一个程序所遥控)，就可用别的命令按钮实现各种遥控功能了，如把本机的各种配置信息传给对方、启动对方录波器或双踪示波器等等。


menuHelp
"帮助"菜单:

    本菜单有如下几个子菜单：

  1. "通用帮助主题"

    本菜单命令将弹出本使用说明。此通用说明是关于双踪示波器、录波器、波形触发功能、网络传输功能等通用功能，已经显示、配置、刻度、管理历史数据、进行频谱分析、数字滤波处理等通用操作。

  2. "专题帮助"

    本菜单命令对录波器的不同应用版本弹出专门针对此版本特殊用途的说明。比如对于汽车发动机试验平台，将弹出关于试验控制方法的专题帮助。

  3. "关于本软件"

    本菜单命令将弹出关于本程序的版本、用途、开发者等信息的窗口。

  4. "软件注册"

对于本程序的有些应用版本，在能使用程序的全部功能前，必须先进行软件注册。在注册窗口中，显示本软件在用户计算机上安装后产生的唯一标识码，允许用户输入从瑞博华公司得到的序列码和注册码，以完成注册。注册成功后，程序自动退出，下次进入本程序后，"软件注册"菜单将不再可见。同时，注册窗口能帮用户产生发向瑞博华公司的注册邮件于剪贴板，自动包含必要的信息。

不进行注册，用户可在45天内对此软件进行试用，之后，有些关键功能将不能使用，最重要的是软件不再驱动真正的AD板，只能取得仿真数据进行仿真试运行，直至成功注册为止。

   注意：对于使用的不同类型的AD板，注册码将不同。在不同的计算机上进行安装，注册码也将不同。


menuXZoom
X方向展开系数 弹出式菜单:

    本菜单由图形区下边水平卷滚条鼠标右键点击而弹出，控制图形区显示的时间范围。也可由工具栏的擷方向压缩�按钮处触发。为了加快显示速度，提高系统响应和处理能力，或为看清波形细节，应选择同屏显示尽量少的数据；为看清波形的总体概貌，可以选择较大的波形范围。这相当于普通示波器上的波形展宽按钮，或采样时间选择(但具体含义不同，因为本程序还可专门设置采样频率)。它有如下几个子菜单：

  1. "X方向全显示"

    本菜单命令把在内存中的所有波形一次全显示出来。这时，在录波器方式下，可能每通道就有上万、上百万的点，显示它将花费较多的CPU时间，同时所有波形显示出来，由于屏幕尺寸有限，虽能看出波形的总体概貌，但波形细节将看不清楚；在双踪示波器方式下，X方向全显示将使锁相功能失效。

  2. " X向展开2倍"

    本菜单命令把在内存中的所有波形的一半在一屏显示出来。起始点可由图形区下边的水平卷滚条来控制。

  3. " X向展开4倍"

    本菜单命令把在内存中的所有波形的1/4在一屏显示出来。起始点可由图形区下边的水平卷滚条来控制。

  4. " X向展开8倍"

    本菜单命令在内存中的所有波形的1/8在一屏显示出来。起始点可由图形区下边的水平卷滚条来控制。

  5. " X向展开16倍"

    本菜单命令在内存中的所有波形的1/16在一屏显示出来。起始点可由图形区下边的水平卷滚条来控制。

  6. " 显示?点"

    本菜单命令将弹出一对话框，提示用户输入一屏显示的波形点数(范围为1至最大显示点数)。显示的起始点可由图形区下边的水平卷滚条来控制。同时，选择别的展开倍数时，每屏显示的实际点数将出现在此菜单的文字中。

  7. "显示两标线之间"

    本菜单命令在瞬时标线显示状态下，设定一屏显示的范围为当前两标线之间的波形，显示的起点就是最左边的标线的位置。

  8. "文字显示起点为图形起点"

    本菜单命令是为了同步图形与表格文字显示位置而设置，使表格文字显示的波形数据的起点同于当前图形区波形的起点。

  9. "文字显示起点为黄标线"

    本菜单命令是为了同步图形与表格文字显示位置而设置，使表格文字显示的波形数据的起点同于当前图形区的黄标线位置。

  10. "文字显示起点为红标线"

本菜单命令是为了同步图形与表格文字显示位置而设置，使表格文字显示的波形数据的起点同于当前图形区的红标线位置。

  11. "映射两标线间到第二波形窗口"

    本菜单命令把当前主窗口波形中，两标线间的波形时间范围设置为第二波形窗口的总时间显示范围。

  12. "上一画面"

    本程序可把用户对波形的移动或X方向缩放操作进行记忆(共40步的循环缓冲区)，本菜单命令可显示X方向起点或X方向放大倍数不同的上一显示画面。并可与下面的"下一画面"交替配合使用。对于改变了总点数或数据块数的不同次采样数据，程序内将自动调整波形显示起点和X方向缩放倍数为有效值。

  13. "下一画面"

    本程序可把用户对波形的移动或X方向缩放操作进行记忆(共40步的循环缓冲区)，使用过"上一画面"菜单命令后，本菜单命令可显示X方向起点或X方向放大倍数不同的下一显示画面。对于改变了总点数或数据块数的不同次采样数据，程序内将自动调整波形显示起点和X方向缩放倍数为有效值。


menuYZoom
Y方向放大倍数 弹出式菜单:

    本菜单在图形区右下方垂直卷滚条上由鼠标右键激发而弹出，控制图形在Y方向的放大倍数，其具体值将由用户根据屏幕上的显示效果进行动态调整。也可由工具栏的擸方向压缩�按钮处触发。具体的放大倍数在相应的菜单项上有标记，并且图形区的Y方向刻度上有反映。这相当于普通示波器上的量程选择。注意，由于双踪示波器对每通道都有专门的放大倍数控制，在双踪示波器方式下本菜单将被隐藏。它有如下几个子菜单：

  1. "波形放大1倍"

    本菜单命令使波形按最大的尺寸进行显示，可显示满刻度、全量程的波形。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的2V。这里假设AD板的采集量程为5V。

  2. "放大2倍"

    本菜单命令使波形放大2倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的1V。

  3. "放大5倍"

    本菜单命令使波形放大5倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的0.4V。

  4. "放大10倍"

    本菜单命令使波形放大10倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的0.2V。

  5. "放大20倍"

    本菜单命令使波形放大20倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的0.1V。

  6. "放大50倍"

    本菜单命令使波形放大50倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的0.04V。

  7. "放大100倍"

    本菜单命令使波形放大100倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的0.02V。

  8. "放大200倍"

    本菜单命令使波形放大200倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的0.01V。

  9. "放大500倍"

    本菜单命令使波形放大500倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的0.004V。

  10. "放大1000倍"

    本菜单命令使波形放大1000倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的0.002V。

  11. "放大2000倍"

    本菜单命令使波形放大2000倍。这时，屏幕上每个Y方向大刻度将相当于AD板上的0.001V。这是本软件暂时所设的的最大放大倍数。


menuACDC
交/直流方式 弹出式菜单:

    本菜单在图形区右上方的垂直卷滚条上由鼠标右键激发而弹出，控制波形显示按直流耦合还是交流耦合方式。注意，由于双踪示波器对每通道都有专门的直流、交流、地等控制方式，在双踪示波器方式下本菜单将被隐藏。它有如下几个子菜单：

  1. "直流方式"

    本菜单命令使波形显示按直流耦合方式进行显示，即按波形的原始信号大小进行显示。

  2. "交流方式"

    本菜单命令使波形显示按交流耦合方式进行显示，即把波形在当前显示区间减去平均值后进行显示。注意，本软件的处理逻辑是，先把波形按直流耦合方式数字化后，显示时才减去平均值，而在表格文字区显示的波形数据就始终按直流耦合方式、即未处理方式进行显示。


menuInstType
瞬时值显示类型 弹出式菜单:

    本菜单仅在图形区显示出瞬时值时，并在标签上由鼠标右键激发而弹出，确定瞬时值的显示类型。并且两个瞬时标签上可显示不同类型的瞬时值。它有如下几个子菜单：

  1. "瞬时值"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处的瞬时AD值，且以各通道指定的工程单位为准。模拟量和开关量通道均支持此功能。

  2. "十六进制AD值"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处的瞬时AD值，但以十六进制的原始AD值的格式。模拟量和开关量通道均支持此功能。

  3. "周波平均值"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处之前或之后的一周波的平均值。周波的频率在菜单"系统参数|通道属性设置"中"交流信号频率"处指定。仅模拟量通道支持此功能。

  4. "交流有效值"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处之前或之后的一周波的交流有效值。周波的频率在菜单"系统参数|通道属性设置"中"交流信号频率"处指定。仅模拟量通道支持此功能。

  5. "相位角度"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处之前或之后的交流信号的相位角度(按一周波的范围计算)。周波的频率在菜单"系统参数|通道属性设置"中"交流信号频率"处指定。仅模拟量通道支持此功能。

  6. "一周波频率"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处之前或之后的信号的频率。计算方法是由信号的相邻两个过零点的时间间隔来计算，因此称为一周波频率(计算速度较快)。模拟量和开关量通道均支持此功能。

  7. "二周波频率"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处之前或之后的信号的频率。计算方法是由信号的相邻三个过零点的时间间隔来计算，因此称为二周波频率。模拟量和开关量通道均支持此功能。

  8. "四周波频率"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处之前或之后的信号的频率。计算方法是由信号的相邻五个过零点的时间间隔来计算，因此称为四周波频率(精度较高)。模拟量和开关量通道均支持此功能。

  9. "模拟量转速"

    本菜单命令是一个特殊功能，使得在瞬时值标签上显示当前时标线处之前按模拟量方式采集的转速通道的转速值。这里转速信号的波形按模拟量采集下来，对应采集通道的属性可定义为直流或交流，转速值按周期法从波形数据中进行计算，以便提高低转速时的测量精度。同时，此转速波形还可直接接到计数通道，以计数法进行频率采集，这在高速时能达到较高精度。结合模拟量和计数发，可兼顾高低频率的采集精度。模拟量和开关量通道均支持此功能。

   选中此菜单后，将弹出一个对话框，以便用户设置计算所需的参数。参数之一是：“计数通道测转速需要的采样数”NumS，表示以计数法测转速时，设置程控放大倍数AmpGain=0时，此通道实际为递减的计数率，此菜单命令将用NumS个采样点的计数率之差计算当前时刻点的频率，再乘上下面输入的转换系数Scale后，就得实际转速。参数之二：“模拟量通道测转速所需周期数”NumP，表示通过转速脉冲波形的NumP个周期，通过周期法计算出频率，再乘上下面输入的转换系数Scale后，就得实际转速。参数之三：“测得频率到实际转速的转换系数”Scale，比如，对发动机，采用30个齿的变速箱时，转速量纲为“转/分钟”时，Scale应设为：60/30=2。参数之四：“脉冲模拟量的中间电平(AD值)”ThresholdV，表示从脉冲波形判断周期时，寻找上升沿的阈值电平对应的AD值，设定此值后，将在输入框下显示出此AD值对应的电压值(按±5V范围计算)，通常此值可取为脉冲波形正电平和负电平之间的中值。

  10. "标线间累加值"

本菜单命令将在瞬时值标签上显示红、黄标线间波形的累加值。这对于分析峰面积很有用途。仅模拟量通道支持此功能。

  11. "标线间平均值"

    本菜单命令将在瞬时值标签上显示红、黄标线间波形的平均值。这对于分析峰面积很有用途。仅模拟量通道支持此功能。

  12. "n周波增量(n=?)"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处的值与n周波之前的值的差值，即n周波增量，这对电力行业分析突变量很有用。仅模拟量通道支持此功能。

  13. "n次谐波量(n=?)"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示当前时标线处之前或之后的交流信号的n次谐波量(按一周波的范围计算)。周波的频率在菜单"系统参数|通道属性设置"中"交流信号频率"处指定。n在选择此菜单命令时由用户任意指定(>=0)。这在电力行业评价电源品质时很有用。仅模拟量通道支持此功能。

  14. "算法启动情况"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示出：根据当前时标线处之前的数据，各模拟量启动算法处于触发状态的算法名称列表。这在考察和校验录波启动算法时很有用。仅模拟量通道支持此功能。

  15. "算法m计算值(m=?)"

    本菜单命令使得在瞬时值标签上显示：根据当前时标线处之前的采样数据，启动算法m各计算量的值，和与定值的触发情况。n在选择此菜单命令时由用户任意指定(>=0)。这在考察和校验录波启动算法时很有用。仅模拟量通道支持此功能。

  16. "精确算法校验"

    选中此菜单命令，使得在瞬时值标签上显示"算法启动情况"和"算法m计算值(m=?)"，计算各启动算法时采用严格的浮点运算。它与13项"Fourier算法校验"相斥。这在考察、校验和比较录波启动算法的精度和计算过程时很有用。仅模拟量通道支持此功能。

  17. "Fourier算法校验"

    选中此菜单命令，使得在瞬时值标签上显示"算法启动情况"和"算法m计算值(m=?)"，计算各启动算法时采用和启动时同样的12点整数Fourier算法(快速，但精度稍低)。它与12项"精确算法校验"相斥。这在考察和校验录波启动算法的精度和计算过程时很有用。

  18. "标签透明"

本菜单命令使得瞬时值标签显示为透明的文字(不遮挡下面的图形)或不透明、但更醒目的文字块(这样将遮挡下面的图形)之间切换。

  19. "显示横标线"

    本菜单命令使得在图形显示区，不但显示出垂直的时标线，也显示水平的刻度线，以便在屏幕上直观地比较不同点的AD值的相对关系，即是相等或不等。


menuMarkProp
图形属性 弹出式菜单:

    本菜单当用鼠标右键点击图形区时弹出，确定图形区属性。也可由工具栏的�波形重画�按钮处触发。它有如下几个子菜单：

  1. "白色图形背景"

本菜单命令使得图形显示区在白色背景和黑色背景间切换。缺省为醒目的黑色背景。白色背景可观察在彩色打印机上的打印效果。

  2. "X刻度数(=?)"

本菜单命令可使用户设定图形显示区的X刻度的最小刻度数目。

  3. "X刻度按时间对齐"

本菜单命令可使用户设定：图形显示区的X刻度位置是按采样点数(点数整数倍，时间可能非整数)还是整数时间(以整数倍的ms、s、m、h、d为量纲，此时刻度线与采样点可能不一致)来对齐。

  4. "显示绝对时间"

本菜单命令可使用户设定：图形显示区的时间刻度是按每个采集点的绝对时间(年月日 时分秒)还时按与最新采集点(为时间0)的相对时间方式来标注。按绝对时间标注时，自动选中擷刻度按时间对齐�。 对于慢速(<100Hz)、长时间的采集，采用显示绝对时间较方便，由此可看出每个采集点的绝对时间；对于快速采集(如几百kHz的采集率)按绝对时间显示意义不大。

  5. "当前图形属性"

本菜单命令显示当前显示波形图形的属性，此属性在打印时将对齐在页开始。

  6. "详细X刻度"

本菜单命令与主菜单"显示|刻度线|详细X刻度"相同功能，表明在多通道显示波形时，是否显示Y值的刻度线。

  7. "无网格线"

本菜单命令与主菜单"显示|刻度线|无网格线"相同功能，表明在显示波形时，是否显示背景图的网格线。

  8. "网格虚线"

本菜单命令与主菜单"显示|刻度线|网格虚线"相同功能，表明在显示背景图的网格线时，是采用实线还是虚线。

  9. "始终显示刻度值"

本菜单命令与主菜单"显示|刻度线|始终显示刻度值"相同功能，表明在显示多通道波形时，是否显示刻度值。

  10. "改变黄标线类型"

本菜单命令在采集过程中改变黄标线瞬时值标签上显示值的类型。在停止采集后，可直接用在黄标签值上的鼠标右键点击进行选择。

  11. "改变红标线类型"

本菜单命令在采集过程中改变红标线瞬时值标签上显示值的类型。在停止采集后，可直接用在红标签值上的鼠标右键点击进行选择。

  12. "显示单通道"

本菜单命令与主菜单"显示|通道显示|单通道"相同功能，用于切换到单通道显示方式。

  13. "显示单通道"

本菜单命令与主菜单"显示|通道显示|单通道"相同功能，用于切换到单通道显示方式。

  14. "显示四通道"

本菜单命令与主菜单"显示|通道显示|四通道"相同功能，用于切换到四通道显示方式。

  15. "显示八通道"

本菜单命令与主菜单"显示|通道显示|八通道"相同功能，用于切换到八通道显示方式。

  16. "显示所有通道"

本菜单命令与主菜单"显示|通道显示|所有通道"相同功能，用于显示所有采集通道。

  17. "按预定义页显示"

本菜单命令与主菜单"显示|通道显示|预定义页"相同功能，用于切换到预定义页显示方式。

  18. "万能页显示"

本菜单命令与主菜单"显示|通道显示|万能页"和快捷工具栏中的万能页相同功能，可在当前屏幕显示任意通道。


toolBar
工具栏:

    本程序的工具栏有如下外观：

各工具按钮的功能如下：

代表启动录波器功能，与菜单命令�动作|启动录波器�等价。

在录波器方式下切换实时波形的显示，与菜单命令�动作|监控实时波形�等价。

表示手动触发故障记录功能，与菜单命令�动作|手动触发记录�等价。

表示启动双踪示波器功能，与菜单命令�动作|启动双踪示波器�等价。

表示选择万能页，并且与菜单命令�显示|通道显示|万能页�等价。同时，点击右边的小箭头，可出现下拉菜单，可在几个预先定义的万能页之间直接切换。

表示重画当前波形画面。同时，点击右边的小箭头，可出现下拉菜单，内容与弹出式菜单�图形属性�相同。

表示把当前显示的时间范围内的波形存盘。并且与菜单命令�文件|当前显示内容存盘�等价。

表示打开一个历史数据文件。与菜单命令�历史数据管理|选历史数据�等价。

表示对显示波形进行时间(X轴)压缩1倍。与弹出式菜单“X方向展开系数|X方向压缩1倍”等价。同时，点击右边的小箭头，可出现下拉菜单，即为“X方向展开系数”弹出式菜单。

表示对显示波形进行时间(X轴)放大1倍。与弹出式菜单“X方向展开系数|X方向放大1倍”等价。

表示对显示波形在Y轴压缩1倍。与弹出式菜单“Y方向展开系数|Y方向压缩1倍”等价。同时，点击右边的小箭头，可出现下拉菜单，即为“Y方向展开系数”弹出式菜单。

表示对显示波形在Y轴放大1倍。与弹出式菜单“Y方向展开系数|Y方向放大1倍”等价。

表示当前显示波形的时间范围连续向左推进(显示更旧的波形，窗口向左移动，波形向右移动，相当于图形区下部卷滚条向左推进)，一直到显示出内存中保存的最早的波形。再次点击将停止推进。同时，点击右边的小箭头，可出现下拉菜单，包括“加快播放速度”、“减慢播放速度”、“每次移动整屏的1/?”、“播放时间范围”，由这4个菜单来调整连续播放(移动波形)的快慢(时间间隔和增量)。

表示当前显示波形的时间范围连续向右推进(显示更新的波形，窗口向右移动，波形向左移动，相当于图形区下部卷滚条向右推进) ，一直到显示出内存中保存的最新的波形。再次点击将停止推进。


StartAlgorithm
录波启动算法说明:

    本软件的特色在于拥有丰富的录波启动算法，有常规实验室使用的峰值触发、阈值触发记录算法，也有发电机/变压器/电力线路故障专用录波启动算法，还有开关量启动算法。而且，所有这些算法的个数、类型和定值设定都可在现场组态，十分灵活和方便。

    开关量启动类型包括：高电平启动、低电平启动、上升沿启动、下降沿启动和变位启动(当然还有不启动的选项)几类，每个开关量通道采用何种启动算法、记录时保存触发点前和触发点后的时间长度等参数都可在"系统参数|通道属性配置|开关量设置"对话框中设置。

对于模拟量启动算法，本程序可支持最多80个启动算法，每个算法可为如下25种算法中的任一个，并且，依据的模拟通道、启动定值、记录时间长度等都可由用户通过菜单命令"系统参数|启动算法整定"来修改、设定。

判断触发的规则是：对于每块采样数据，先对开关量通道逐点、逐通道检测开关量启动条件(若设定生效的话)是否满足触发记录条件；若不满足触发条件，则对模拟量通道逐点、逐通道检测�超过峰值�或�低于谷值�条件是否满足(要连续“验证触发次数“个点满足条件)；若仍不满足触发条件，则对模拟通道逐个交流周期(每半个周期，周期长度对应的交流频率在�系统参数|通道属性�中指定)、逐通道地判断其它模拟量启动算法是否满足触发记录条件；若有满足条件的，就把触发点之前、之后的采样数据记录在文件中，记录长度和时间在每个算法中指定。

     在用模拟量通道进行启动判断时，若用到交流模拟量通道，其有效值计算将采用Fourier算法，为提高系统的处理速度，将尽量采用整数运算，因而对采样频率、每块采样的点数NumSamp提出要求：采样频率FrqSamp的设置要能使每周波的采样数为12的整数倍，每块采样数目NumSamp最好也为整数个周波。

    在这里，还有一个特殊参数，即设定在多长的时间内最多允许启动记录多少次，以防止有些长时间的故障使录波器不断地启动、记录。设置限制次数为0时可屏蔽这种限制，设置限制时间长度为0则意味着限制整个录波器运行期间的总启动次数。

    另一个特殊参数是：验证触发次数，它说明在启动触发算法时，要求采样值必须连续多少次满足触发条件，才认为触发条件真正满足，这样可避免由于随机干扰引起误触发。同时，在解除启动闭锁条件时，也将连续验证"验证触发次数"次，以防止随机干扰的影响。

  各种确定算法的含义和定值设定注意事项如下：

  1. "空算法"：

    这是什么都不做的空算法，用于调试。

  2. "超过峰值"：

    本算法是通用启动算法，针对跃变信号(如冲击或外触发信号)，当任一个采样点的值大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：1个直流或交流通道(跃变信号)；定值：峰值电流或电压。

本算法没有闭锁条件，也就没有闭锁解除条件。

  3. "低于谷值"：

    本算法是通用启动算法，针对跃变信号(如冲击或外触发信号)，当任一个采样点的值小于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：1个直流或交流通道(跃变信号)；定值：谷值电流或电压。

本算法没有闭锁条件，也就没有闭锁解除条件。

  4. "直流信号过大"：

    本算法是通用启动算法，针对直流通道，当连续4个采样点的平均值大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：1个直流通道；定值：直流值。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：平均值 < 90%的启动定值。

  5. "直流信号过小"：

    本算法是通用启动算法，针对直流通道，当连续4个采样点的平均值小于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：1个直流通道；定值：直流值。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：平均值 > 110%的启动定值。

  6. "交流信号过大"：

    本算法是通用启动算法，针对交流通道，当交流有效值大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：1个交流通道；定值：交流有效值。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：有效值 < 90%的启动定值。

  7. "交流信号过小"：

    本算法是通用启动算法，针对交流通道，当交流有效值小于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：1个交流通道；定值：交流有效值。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：有效值 > 110%的启动定值。

  8. "单元件横差"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对输入的交流I-L通道，当其有效值大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：交流I-L通道；定值：交流电流有效值，整定范围：0.2In~1In。启动类型：快速保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：I-L通道有效值 < 90%的启动定值。

  9. "定子对称过负荷"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的三相交流电流通道，当三相交流有效值的最大值大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：机组三相交流电流通道Ia、Ib、Ic；定值：交流电流(有效值)，整定范围：1.1In~1.5In。启动类型：反时限保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：三相有效值的最大值 < 90%的启动定值。

  10. "转子过电流"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对输入的直流Ifd通道，当其(4点平均)采样值大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：直流Ifd通道；定值：直流电流，整定范围：1.1Ifd~1.5Ifd。启动类型：慢速保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：Ifd平均值 < 90%的启动定值。

  11. "负序过电流"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的三相交流电流通道，当其负序电流(有效值)大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：机组三相交流电流通道Ia、Ib、Ic；定值：交流电流(有效值)，整定范围：0.1In~0.8In。启动类型：反时限保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：负序有效值 < 90%的启动定值。

  12. "过电流"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的三相交流电流通道，当三相中任一相交流有效值大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：机组三相交流电流通道Ia、Ib、Ic；定值：交流电流(有效值)，整定范围：1.1In~5.0In。启动类型：慢速保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：三相有效值的最大值 < 90%的启动定值。

   ？不同相触发时，闭锁解除条件的定义，问题同于�定子对称过负荷�

  13. "过电压"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的三相交流电压通道，当三相中任一相交流有效值大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：机组三相交流电压通道Ua、Ub、Uc；定值：交流电压(有效值)，整定范围：100V~160V。启动类型：慢速保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：三相有效值的最大值 < 90%的启动定值。

    ？闭锁解除条件同于定子对称过负荷

  14. "定子接地"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的机端零序电压和中点零序电压，当机端零序基波电压(有效值)大于定值，或(机端零序三次谐波电压(有效值)大于定值，且机端与中心点零序三次谐波电压(有效值)之比大于定值时)，启动录波器的记录功能。依据通道：机组的机端零序电压通道Us，中点零序电压通道Un；定值：两个交流电压(有效值)，一个三次谐波电压比，整定范围分别为：5~50V, <0.5V, 0.9~2。启动类型：慢速保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：机端零序有效值 < 90%的启动定值，且机端与中心点零序三次谐波电压(有效值)之比 < 90%启动定值。

  15. "逆功率"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的三相电压和电流通道，当其有功功率P=(Ua-Ub)(Ia-Ib)小于定值定值(定值为小的负值)(负方向)时，启动录波器的记录功能。依据通道：机组三相中的电压Ua、Ub，电流Ia、Ib通道；定值：有功定值(小的负值)。启动类型：反时限保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：有功功率 > （110%的启动定值与0的最大值）。

  16. "低频率"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的三相电压通道，当其频率小于定值，且三相电压均大于闭锁电压定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：机组三相电压通道Uab或Ua；定值：频率定值、闭锁电压，整定范围分别为45~50Hz、5~50V。启动类型：反时限保护(启动)。

    实现要点：频率由Ua通道采样值根据过零点确定，能测的有效频率上限为1.5倍的名义频率(对50Hz的机组频率上限为75Hz)。为提高精度，根据8个零点确定一个频率。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：频率 > 110%的启动定值。

  17. "过激磁"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，当标么值Uab/f大于定值时，启动录波器。依据通道：机组电压通道Uab；定值：标么值定值，整定范围：1.1~1.6倍。 启动类型：反时限保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：标么值Uab/f < 90%的启动定值。

  18. "低励及失磁"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的三相线路，当(直流)励磁电压UL低于整定值，同时无功功率反向(小于定值)时，启动录波器。依据通道：机组的三相电压Ua、Ub、Uc，励磁电压U-L，三相电流Ia、Ib、Ic；定值：励磁低电压定值，无功功率定值(小的负值)，整定范围分别为：01.~0.8Ufd， 无功功率定值为一小的值。启动类型：反时限保护(启动)。

    实现要点：三相通道的无功功率计算方法为：Ua*Ia*sin(鯽)+ Ub*Ib*sin(鯾)+ Uc*Ic*sin(鯿)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：UL有效值 > 110%的启动定值。

  19. "主变零序过流"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，为主变零序过流过压保护中，主变中性点直接接地运行时的保护，针对主变中性点零序电流通道，当其交流有效值大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：主变中性点零序电流通道I0；定值：交流电流有效值，整定范围：0.2In~2In。启动类型：慢速保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：零序有效值 < 90%的启动定值。

  20. "主变零序过压"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，为主变零序过流过压保护中，主变中性点接地或不接地运行时的保护，针对主变中性点零序电流和电压通道，当零序电流(有效值)小于定值，且零序电压(有效值)大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：主变中性点零序电流通道I0、零序电压通道U0；定值：交流电流有效值和交流电压有效值，整定范围：0.2In~2In，2~40V。启动类型：慢速保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：主变中性点零序电压 < 90%启动定值。

  21. "主变间隙过流过压"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，为主变零序过流过压保护中，主变中性点装设放电间歇时的保护，针对主变间隙零序电流和电压通道，当零序电流(有效值)大于定值，或零序电压(有效值)大于定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：主变间隙零序电流通道I0、零序电压通道U0；定值：交流电流有效值和交流电压有效值，整定范围：0.2In~2In，150~300V。启动类型：慢速保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：间隙零序电流有效值 < 90%的启动定值，且零序电压 < 90%启动定值。

  22. "机组振荡"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的三相电压通道，当其频率对时间的变化率大于定值，且三相电压均大于闭锁电压定值时，启动录波器的记录功能。依据通道：机组三相电压通道Ua、Ub和Uc；定值：频率变化率定值、闭锁电压，整定范围分别为0.1~1 Hz/s、0.1Un。启动类型：反时限保护(启动)。

    实现要点：频率由Ua通道采样值根据过零点确定，能测的有效频率上限为1.5倍的名义频率(对50Hz的机组频率上限为75Hz)。为提高精度，根据8个零点确定一个频率。频率变化率由64个过零点采样范围内求频率变化量来确定。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：频率变化率 < 90%的启动定值。

  23. "负序增量方向"启动：

    本算法是发电机/变压器机组专用启动算法，针对机组的三相电流、电压通道，当负序增量方向<0，即(负序电压增量△U2大于定值，或负序电流增量△I2大于定值)，这时，均要求负序增量方向△P2大于定值(超过死区门坎)时，启动录波器的记录功能。依据通道：机组三相电压通道Ua、Ub和Uc，三相电流通道Ia、Ib和Ic；定值：△U2定值，△I2定值，△P2定值(0.1%Pn)，整定范围：。启动类型：快速保护(启动)。

    同一故障连续触发允许的条件(闭锁解除条件)：触发后，出现过如下情况：△U2 < 90%的启动定值，且△I2 < 90%的启动定值。

注：三类保护(启动)算法的特点如下：

    快速保护：要求采样率高，反应灵敏，记录时间短。一般故障前要求记录10周波(0.2秒)，此处故障后要求记录2秒。

    慢速保护(又称后备保护)：记录时间稍长，故障后要求记录5(或15)秒。

    反时限保护(又称异常运行保护)：记录时间长(如600秒)，但只需记录下波形的包络线即可，如仅记录下每周波的有效值即可。


trouble
疑难问题解答:

    1. AD板不能正常工作的原因：

    当用录波器或双踪示波器采集AD数据时，若AD板未正常工作，可能的原因有：

     1) 若状态行提示有："初始化错误"，说明AD板参数中，IO基地址设置、内存基地址设置有误，或AD板未正常安装，或在windows\system目录下AD板驱动程序ADCard.Dll或ADCtrl.Dll不是所用AD板的驱动程序。

2) 若状态行提示有："启动错误"，说明采集参数中，如通道总数、起始通道数、采样频率、每块采样数等设置有误。这时，应对照相应AD板所带说明书，确定所设参数在各参数的有效范围内。

3) 在使用最新版的驱动程序和录波器软件时，如果驱动程序或硬件、或设置参数出错，在状态栏会提示详细的错误原因信息，可据此信息进行调整；

      4) 若未提示任何出错信息，但屏幕上未出现波形，则可能是未选中菜单"动作|显示实时波形"，以致虽采集了数据但未显示；或者AD板参数中IRQ参数设置错误，以至未采集到数据；或者，使用了网络远程控制台方式，但现场采集站未正常工作；

      5)若显示的波形不是所加信号，则有可能是AD板参数中，选取了"模拟AD板"方式，从而显示的波形是仿真数据，而不是AD板真正采集的数据；或者，使用了网络远程控制台方式，显示的是网络上传过来的AD数据。

      6) 若采集一会儿后，自动停止了采集，则有可能是在"系统参数|录波器设置"中，参数"处理块上限"设置了一非0的数，以致于采集一定的AD块数后，AD板自动停止工作。应把它设置为0，从而不设置上限。

      7) 在高速采集时，若系统报告丢失AD数据，或数据波形上出现异常的毛刺，则可能是计算机处理能力不够，可能的原因有：

        a)每屏显示的波形数据点太多，显示功能所耗计算机能力太多，应显示较少的点数；

        b)打开了波形的瞬时标线显示功能，每屏显示时显示两刻度线处的内容也会耗费一定的计算能力，可关闭此功能；

        c)设置了录波启动算法，对所采集的数据进行录波启动判断也耗费相当的计算能力，可把总算法数设为0即可；

        d)工作在网络的现场采集站模式，网络传输也耗时，可用脱机方式。

      8)高速采集时(录波器方式下，如800K/秒的采集率)，系统有可能忙于显示而对用户操作不响应：这是由于采集和显示所要求的处理能力超过当前计算机的能力。对策是：

        a)采用双踪示波器方式；

        b) 在菜单"系统参数|录波器设置"中，参数"处理块上限"设置了一非0的数，使得采集一定数量的数据块后，自动停止采集，用户就可重新取得对机器的控制权；

       c) 屏幕显示的点太多；

       d) 在菜单�系统参数|采集板参数配置� 中，加大�每通道采样数(每块)�，(同时注意由菜单命令�系统参数|记录示波器设置�中，“内存缓冲区块数”不能太大，以免所占用内存超过物理内存的总容量，避免使当前内存数据处于与磁盘交换的虚拟内存中)，以便使采样块容量加大、每采样块产生的间隔时间加大，从而给系统发送信息的频率减小，使系统运行更平稳，数据吞吐量更大。

    2. 屏幕波形显示更新太慢时的对策：

       可能的原因有：a)每屏显示的波形数据点太多，显示所耗计算机能力太多，应显示较少的点数；b)本来采集的速度就慢，而每块采样数又设置得过大，则每采集一块数据将经历较长时间，使得屏幕刷新慢，对策可减少每块采样数(但为了性能起见，有最小值限制)，或采用示波器方式。

    3. 错误的系统参数下的恢复：

       如果设置了错误的系统参数，录波器软件在启动时就有可能出现异常、甚至死机，这时可采用如下补救措施：

      a)在安装的程序启动图标中，有一项"恢复 ??系统 初始配置"，直接执行它就可以；

      b)从命令行直接执行本录波器软件，但添加一命令行参数"/C"或"-C"，命令行合起来将是如"FRecord -C";

      此两种情况实际均是本录波器软件的一种特殊执行模式，它把录波器软件以前的所有配置信息(因为已经出现错误参数)从系统注册表中删去，系统自动建立一套缺省值；然后，录波器软件搜索当前目录是否存在和当前使用的AD板名称相配的缺省配置文件 (它通过本软件的"系统参数|当前配置信息存文件"菜单命令产生)，当前使用的AD板名称可从录波器的"系统参数|采集板参数配置"菜单命令中查询，如AD板为XJRBH4，则搜索的AD板缺省配置文件名将为"XJRBH4.FCG"；若不存在，再搜索是否存在通用缺省配置文件"Default.FCG"，从中读出以前配置好的参数信息，系统就可以重新正常工作了。

      AD板缺省配置文件和通用缺省配置文件"Default.FCG"都将在出厂时提供一个缺省的参数，用户也可把自己配置好的参数以此文件名存放在程序安装目录中。


copyright
版权说明:

本软件的版权属于：北京瑞博华控制技术有限公司!

联系电话：86-10-82572830, 13910666147, 86-10-62122482

E-Mail:   rbh@263.net

网址:  http://www.rbh.com.cn/

本文件的初始版本日期：1999年7月。

本文件的最新更新日期：2003年5月。